( 395 ) 



Il rsl inléressanl de conslaler les causes d'erreur qui 

 surviennent lorsqu'on néglige l'adaptalion de l'appareil, par 

 exemple lorsqu'on opère, sans motif, avec une trop grande 

 jensibililé. 



Nous avons vu que, au minimum de sensibilité, 

 l'appareil suit parlaitemenl les moindres ondulations du 

 tracé-type. Prenons un tracé au maximum (fig. 14). 



P- IBOrr^ H^^ '^j 



Mu.rJ. Fi c k • 



riG. ti-. — Eu haut, gr^iiliiquc-tyiic. En lias, graphique du inaiioiuètre du 

 Fick, au maximum de sensibilité. Pression moyenne, 18 centimètres de mer- 

 cure. (Voir i'exjjlication détaillée dans le texte ) En A, arrêt de l'appareil enre- 

 gistreur. 0. ]). ondulation propre. 



On voit aisément que le graphique manomélrique ne 

 rend plus lidèlement le tracé du piston de la seringue. 



La pulsation 1 montre la phnne lancée jusqu'au point a, 

 alors que la pression n'a subi qu'une légère augmentation. 



La plume retombe, puis est ramenée en 6 à son niveau 

 primitif par l'augmentation progressive de la pression. 



Les points a el 6 qui, sur le tracé Fick, semblent 

 indiquer deux mêmes pressions, sont produits par deux 

 phases successives, par consét|uenl différenles, d'une 

 augmentation progressive de la pression. 



