( 3!»7 ) 



B. Les vibrations ne se présenlenl pas an mininuim do 

 sensibilité (voir lig, 19). Si on augmente celle-ci, elles 

 apparaissent à n'importe (pielle pression. 



C. Pour une faible pression, l'appareil de Gad parait 

 supérieur au point de vue de la rapidité d'inscription. 

 (Voir fig. 9.) 



Nous voudrions attirer maintenant l'attention sur un 

 point d'importance secondaire, mais qu'il est intéressant 

 de connaître pour l'interprélalion des tracés de pression 

 sanguine pris an moyen des divers enregistreurs. 



Si l'on veut se reporter à la ligure 18, on constatera 

 aisément, par la simple comparaison des trois grapliifiues, 

 (jue la forme du tracé i\u sphygmoscope se rapproche, beau- 

 coup plus que celle du Gad, de la forme de la pulsation 

 figurée sur le tracé- type. 



Prenons comme excnjple la pulsatioii comprise entre 

 les points de repère G et H. 



La différence (|ne l'on constate entre les tracés provieni, 

 du c6lé du manomètre de Gad, de ce (pje la plume e>: 

 lancée trop liant, retombe ensuite trop bas et ne donne 

 pas une représentation exacte des variations de pression. 

 L'augmentation de pression du début lance la plume en a 

 (G). De a en b (T. T.) la pression subit une augmentation 

 moins rapide. Le tracé G traduit cela d'une façon absolu- 

 ment différenle. Entre a et 6 il renseigne une dépression, 

 il indi(iue le point b comme étant à une pression inférieure 

 à celle du point a. 



Le tracé du sphygmoscope, sans élre absolunient irré- 

 prochable, donne an contraire une bien meilleure idée 

 de la valeur relative des variations successives de pres- 

 sion. 



5""* si':niE, TOME xxin. 26 



