V 378 ) 

 iipiiareils en usage dans les laboratoires, el tout parli- 

 ciilièremenl an sphygmoscope de Chauvean el Marey. 



iNons avons à citer, comme se rattachant à ce genre de 

 travail, les expériences faites par Hiirthle et Covvl. 



Dans une étude des plus consciencieuses, Hiirthle a 

 démontré que le manomètre construit suivant ses indica- 

 tions répondait à toutes les exigences de la pratique. Pour 

 lui, le manomètre de Frey et Krehl ne possède pas des 

 qualités suffisantes [\). 



Pour lui aussi, le sphygmoscope de Marey est défec- 

 tueux; il le considère comme incapable de rendre de 

 légères variations de pression. (Tracés à l'appui.) 



Covvl examine le sphygmoscope, les manomètres de 

 Cad, Frck el Hiirthle, au point de vue, d'abord, des vibra- 

 tions propres qu'ils peuvent présenter, |)uis de la façon 

 dont ils rendent les changements brusques de pression. Ses 

 conclusions sont les suivantes : 



i" L'appareil de Chauveau-Vlarey lui paraît défectueux; 

 2° L'appareil de Gad est préférable, quoique chaque 

 manomètre, dit l'auteur, donne sa réponse particulière 

 concernant les changements de pression (voir p. 14); 



5" Chaque appareil doit être éprouvé, une seule fois 

 s'il s'agit du manomètre de Gad, dans lequel la membrane 

 élastique est en métal; à de 1res nombreuses reprises si 

 cette dernière est en caoutchouc (Fick, Hiirthle); 



A" Enfin, selon Covvl (p. 15), il faudrait adapter le 

 manomètre de Gad à la pression sanguine moyenne de 

 l'animal que l'on se propose d'opérer. 



Langendorfî, dans un ouvrage de technique physio- 

 logique paru tout récemment, considère le sphygmoscope 



(I) Voir la critique sévère à laquelle il le soumet, tout en le com- 

 parant à son appareil, III. 



