( 581 ) 

 La seringue S, en métal, d'une capacité de 90 centimètres 

 cubes, esl placée verticalement le long d'un bloc de bois et 

 solidement fixée par une demi-bague en fer. F.e bloc est 

 l\\é lui-même à une table suffîsamment lourde. Le piston 

 de la seringue esl actionné par un levier horizontal L; 

 l'une de ses extrémités sert de poignée, l'autre se meut 

 autour d'un axe horizontal fixé au bloc de bois. Celte 

 même extrémité porte une petite tige verticale, perpendi- 

 cnlaife au levier, sur laquelle on peut adapter un style 

 incripteur l, à différentes hauteurs et sous différents angles 

 par rapport à l'axe du levier. 



Le style inscripteur doit être suffisamment long, afin 

 d'avoir un tracé assez étendu et facilement comparable. 

 (Voir explication de la figure.) 



Au-dessus du point d'attache du levier au piston, ce 



dernier passe dans une plaque en métal vissée au bloc de 



bois p. Celle disposition empêche toute déviation latérale. 



On voit donc que le slyle inscripteur suivra exactement, 



mais en sens inverse, les excursions du piston. 



A l'abaissement de ce dernier [aiigmetUation de pression), 

 une ligne d'ascension se dessinera sur l'appareil enregis- 

 treur. 



La manœuvre du levier se fait très commodément à la 

 main. Avec un peu d'habitude, on arrive très facilement à 

 imiter plus ou moins exactement le tracé du pouls artériel. 

 Si l'on veut, au contraire, étudier la façon dont les mano- 

 mètres se comportent vis-à-vis de brusques changements 

 (le pression, on cherchera à produire des tracés à forme de 

 plateau (voir (ig. 13). 



La canule C de la seringue esl réunie aux appareils à 

 examiner [)ar un tube en verre t, bifurqué, à deux ou plu- 

 sieurs branches. Cette disposition permet de constater la 



5""' SÉRIE, TOME XXIIF. 25 



