( 382 ) 



présence de bulles d'air, de les éliminer; on peut aussi, de 

 celle manière, réinlroduire ou expulser de l'eau s'il esl 

 nécessaire, pour placer le levier à peu près horizonlale- 

 ment, ce qui facilite la leclure du iracé. 



Une autre branche latérale esl reliée à un manomètre à 

 mercure. La communication esl bien nalurellemenl inter- 

 rompue par un robinet pondant la prise du tracé. 



Avanl chaque expérience, nous traçons sur le papier» 

 noirci de l'appareil enregistreur de Balza des lignes hori- 

 zontales correspondant à diverses pressions : par exemple, 

 2 el 8 centimètres de mercure (voir lig. 10); on peut 

 ainsi, au cours de l'expérience, lout en manœuvrant le 

 levier, connaître la pression à laquelle on opère. 



II. — Conditions tCun bon appareil. 



\" Il faut d'abord s'assurer du bon fonctionnement du 

 piston de la seringue. Celle-ci doit être , démontée après 

 chnque expérience, el le piston immergé dans l'eau. Si l'on 

 n'observe pas cette précaution, le cuir se tasse sous l'in- 

 lluence de la compression qu'il subit. A chaque augmen- 

 tation de pression, l'eau fuit à la périphérie du cuir, d'où 

 des causes d'erreur. 



Pour constater que l'appareil esl en bon étal, on le mol 

 en relation avec le manomètre à mercure, puis on établit 

 une pression déterminée assez forte (envirun 20 à 2d centi- 

 mètres de mercure; points de repère'du style inscripleur 

 sur l'enregistreur). On ferme la communication avec le 

 manomètre. Après avoir produit pendant deux ou trois 

 minutes des mouvements ilc va-et-vient du levier, on 

 replace ce dernier au niveau primitif el on lit la |tression 

 indiquée par le manomètre à mercure. Si elle n'a pas 

 varié, ra|)pareil est bon. 



