( 583 ) 



2° Les parties qui doiveiU seules céder à une variation 

 (le pression sont les membranes élastiques des mano- 

 mètres. 



Aussi doit-on supprimer toute partie non rigide des 

 parois. Les tubes à rejoindre sont placés bout à bout, bien 

 vn regard l'un de l'autre, et maintenus dans celte position 

 par un tube de caoulcbouc très épais, solidement fixé. 

 Autant que possible nous employons des lu[)es en plomb, 

 (pii offrent l'avantage d'avoir une durée indélinie et de 

 permettre toutes les courbures possibles. 



5" Le style inscripteur doit être dépourvu de toute 

 \ibration propre. 



4° L'appareil doit être absolument privé de toute bulle 



d'air. 



§3. 



Expériences. 



L — Avec l'appareil vérificateur. 



\° Sp/n/gmoscope de C/iaiiveaii-Marey. — Comme nous 

 l'avons dit au début de ce travail, nous avons étudié tout 

 particulièrement cet a|)pareil. 



Il est éminemment probable que les résultats défectueux 

 proviennent d'une construction vicieuse de l'appareil lui- 

 même ou du tambour à levier. 



Les deux principaux défauts possibles consistent dans la 

 grandeur trop considérable de la chambre d'air, dans une 

 tension insuflisante de la ujembrane de caoutchouc (1), ou 

 ( nlin dans une étroitesse des tubes de transmission. 



(1) Au point de vue auquel nous nous plaçons, forte tension de la 

 nionibranc et chambre de liquide réduite, sont deux faits en rapport 

 l'un avec Taulre. Si Ton tend fortement le doigt de gant, il se 

 distendra peu sous rinflucncc de la pression et la chambre restera 

 pclilc. 



