( 584 ) 



Les inconvénients provenant d'une grandeur dispropor- 

 tionnée de la channbre d'air sont, d'après nos expériences, 

 très légers et ne peuvent expliquer les résultats dont il a 

 été fait mention. Au contraire, on ne peut négliger de 

 donner une certaine tension à la membrane, tension telle 

 que la chambre de liquide doit, pour des pressions de 15 à 

 20 centimètres de mercure, rester très petite. C'est là, à 

 notre avis, que gît le vice de construction du sphygmo- 

 scope tel qu'il est figuré dans la Mélliode graphique de 

 Marey, dans la Technique de Langendorfl". Dans ces dessins, 

 le doigt de gant au lieu d'être appliqué sur la surface du 

 bouchon, reste éloigné de celui-ci et forme une poche 

 considérable. D'où les deux conséquences suivantes: 



1" Une tension nulle de la membrane élasti(]ue. 



2" Une quantité considérable de liquide en contact avoc 

 la membrane, circonstance des plus défavorables, comme 

 Hûrthie l'a démontré. 



Selon nous, l'absence de tension primitive (voir la note I , 

 p. 385) aurait pour effet : 



1° De diminuer l'exaditude du sphygmoscope (jui 

 fl étouffe » de légères variations de pression. Nous n'en 

 voulons pour preuve que les résultats défectueux aux(|uels 

 sont arrivés les auteurs allemands (Langcndorff, Iliirlhlc 

 (ce. cil). On peut aussi aisément constater ce défaut sur les 

 ligures 5 et 6. 



L'exactitude de l'appareil s'accroît f)ar augmentation de 

 la tension du doigt de gant, qu'elle soit produite directe- 

 ment [)ar l'opérateur (lig. 4) ou qu'elle résulte de la 

 distension causée par une augmentation de pression (tig. 5 

 et 6). 



2^ Du fait de l'absence de tension résulte, en second 

 lieu, un relard dans l'inscription des variations de pression. 

 (Fig. 5. Comparez points de re[)ère B et C des deux tracés.) 



