( 385 ) 



(le relard est soumis aux mêmes modilicatiuns (jue le 

 manque d'exactilnde relaie plus haut ((ig. 3 et o). C'est 

 ainsi que, dans le cours d'une même pulsation, lespliygmo- 

 scope indique après un certain temps le début de l'aug- 

 mentation de pression (ligne d'ascension). 



L'inscription du sommet présente un relard beaucoup 

 moins considérable. Aux diverses phases d'une pulsation, 

 le retard sera donc en raison inverse de la pression. 



Bien différents sont les résultats obtenus avec le 

 sphygmoscope construit suivant les indications de Léon 

 fe'redericq (I). 



La figure 2 représente l'appareil à une échelle réduite. 

 Nous croyons utile d'y ajouter une description sommaire. 



I''l(;. ± — Sphygmoscope Chauveaii-Marey et ses différeiUes parties, moilitié par 

 Liion Freilericq. S, si>liygnioscope comp'éteineiit monté, c, là canule de ven-e 

 reliée à l'artère. En B. bouchon de caoutchouc traversé par le ]iro!oiigenient 

 (le la canule; il est recouvert du doigt de gant D, de façon que celle-ci 

 s'applique tria exactement sur toute la surface du bouchon. C, cupule en verre. 

 D'après L. FreJericq, Manipulations de phijsUAojie, p 171, Hg. 185.) 



Sur le bouchon B on chausse la membrane élastique ou 

 doigt de gant M qui, à l'état de repos ou pour une pression 

 égale à 0, doit s'appli(|uer exactement sur la surface du 



(I) Il est employé depuis plusieurs années au laboratoire de 

 physiologie de Lièi^e. Le modèle en est figuré dans les Manipululions 

 de pt,>jHolotjk. Paris, 189-2, p. 17i, fig. 153. 



