( 404- ) 



pris chez un même animal, soit entre eux, soil avec les tracés 

 liématograpliiqnes, démontrent qne tons les appareils exa- 

 minés an cours dece travail, — le spliygmoscope de Chau- 

 vcau-iMarcy, les manomètres do Fick, Gadet Hurlhle, — sont 

 desenregistreurs très exacts et propres à rendre les détails 

 des variations cardiaques de la pression sanguine. 



Dans celle conclusion générale, nous avons à faire 

 ressortir un point particulier, à savoir l'exactitude du 

 spliygmoscope. I.es résultais obtenus avec cet appa- 

 reil, leur comparaison avec ceux d'autres manomètres 

 élastiques dont l'excellence n'était mise en doute par 

 personne, le prouvent d'une façon évidente. 



Nous avons montré déplus que le désaccord qui existait 

 à ce sujet entre les auteurs allemands et nous, provenait 

 de ce que l'appareil employé par les premiers présentait 

 un vice de construction. 



Concernant ce même appareil, nous ajouterons que sa 

 simplicité, sa facilité de construction et de réparation lui 

 constituent a priori un avantage considérable sur les 

 instruments coûteux, compliqués, sujets à des détériora- 

 tions multiples et devant être maniés avec précaution. 



t^nfin, à notre avis, le tracé de la pulsation enregistrée 

 au moyen du sphygmoscope se ra|)proclierait plus de la 

 réalité que ceux des autres manomètres. (Voir plus haut.) 



2" Sur la portée de celle élude. 



Nous croyons pouvoir tirer les conclusions suivantes des 

 uifférents faits observés au cours de ce travail ; 



1" Avant toute expérience, il importe d'éprouver les 

 manomètres élastiques avec un appareil vérificateur, 

 semblable au nôtre. Cette épreuve est surtout nécessaire 

 pour les enregistreurs ayant une membrane en caoutchouc 

 comme partie élastique; 



