( 820 ) 



Son appareil se compose d'une plaque située dans un 

 télescope photographique, dirigé vers l'étoile dont on veut 

 déterminer l'éclat. La durée de pose est de 100 s.; la plaque 

 se déplace ensuite de '/jo de pouce, et une seconde pose 

 d'une durée de 63 s. a lieu. On continue à déplacer la 

 plaque en diminuant la durée de la pose jusqu'à 1 s. Le 

 télescope est ensuite dirigé vers une étoile-étalon, la 

 Polaire par exemple; la plaque est replacée dans sa posi- 

 tion primitive et une seconde série d'images, parallèle à la 

 première, est produite sur la couche sensible. Le nombre 

 relatif d'images des deux étoiles donne la magnitude 

 à 0,5. 



Il est évident que les résultats obtenus par cette 

 méthode sont entachés d'erreurs provenant de la diffé- 

 rence de pouvoir photogénique d'étoiles de même éclat. 

 D'autres causes d'erreurs systématiques peuvent se mani- 

 fester également. Ainsi, iM. Kapteyn (1) a montré que 

 l'effet aclinique est considérablement plus grand pour les 

 étoiles situées dans la Voie lactée ou dans son voisinage 

 que pour celles dont la latitude galactique est élevée. 



II. — Description et emploi de l'appareil. 



Le photomètre dont nous proposons l'emploi se com- 

 pose essentiellement d'une lunette astronomique munie 

 d'un oculaire à long foyer et donnant, par conséquent, un 

 faible grossissement. On produit dans le champ de la lunette 

 et près de l'astre dont on veut déterminer l'éclat une étoile 

 artilicielle exactement semblable à celle que l'on observe. 



(l) Académie des sciences d'Anislcrdarn (séance du 2 avril 1892). 

 Revue générale des sciences du 50 avril. 



