( 4« ) 



Appareil de M. Le Boulengé. 



Il sulFit de lire dans le mémoire de M. Le Boulengé la 

 description de toutes les pièces de l'appareil pour en com- 

 prendre parfaitement l'ensemble et le jeu, et voir com- 

 ment du mouvement connu de la chute libre d'un corps 

 on déduit exactement un temps infiniment petit. Il ne 

 s'agit, en effet, que de mesurer exactement la distance 

 entre deux traits qui se marquent sur l'appareil, et Ton 

 peut éloigner ceux-ci à volonté , de façon à lire un temps 

 très-court sur une échelle amplifiée. 



Une tige d'acier, portant deux cartouches de papier 

 fixés à frottement et placés à une hauteur repérée, est sus- 

 pendue à un électro-aimant qu'active le courant d'une pile 

 de quelques éléments de Bunzen; les pôles de cette pile 

 sont réunis par des fils conducteurs de cuivre tendus sur 

 un premier cadre-cible; le projectile en passant par ce 

 cadre ouvre le courant, et la tige n'étant plus soutenue^ 

 tombe librement. Si la chute de la tige que nous appel- 

 lerons le chronomètre se produisait instantanément, lors 

 de la rupture du circuit,, nous aurions toujours le moment 

 exact de l'origine du mouvement; mais il n'en est malheu- 

 reusement pas ainsi : l'énergie de la pile peut changer d'un 

 instant à l'autre; la résistance que les fils, de longueur, 

 de diamètre et de nature différents, opposent à la désai- 

 mantation fait varier ce temps en plus ou en moins, dans 

 des limites telles que sa détermination est impossible; la 

 nature du fer doux de l'aimant, qui garde plus ou moinsd'ai- 

 mantation a chaque rupture du courant, complique encore 

 les erreurs dont il est, du reste, impossible de tenir compte. 

 Dans cet état, l'expérience donne des résultats tout à fait 

 erronés. M. le major Navez l'a parfaitement prouvé. 



