( 568 ) 

 mouvement lent à l'étrier autour de l'articulation b^ afin 

 d'amener la règle divisée dans une position parfaitement 

 horizontale. A cet effet, on place sur celle-ci un niveau à 

 bulle d'air que trois tubes de verre déliés, formant pieds, 

 soutiennent sur la règle au-dessus du liquide, comme la 

 figure l'indique. L'extrémité supérieure du tube t est en- 

 châssée, non dans le patin du niveau, mais dans une vis 

 en cuivre formant prolongement du tube et qui taraude ce 

 patin. Cette vis sert à régler à l'avance l'horizontalité du 

 niveau, par la méthode ordinaire du retournement bout 

 pour bout. 11 conviendra de laisser le niveau reposer sur la 

 règle divisée pendant certaines expériences, où elle serait 

 exposée à être déviée de l'horizontalité absolue. 



Le cercle divisé et sa lunette seront placés, comme on 

 l'a vu, dans le plan vertical passant par la ligne de divi- 

 sion de la règle, de manière à être éloigné de celle-ci à 

 une distance qui soit en rapport avec la longueur focale 

 de la lunette. Ainsi que dans toute mesure de réfraction , 

 il convient de se servir d'un instrument qui permette de 

 déterminer l'angle a au moins à une minute près. Si l'on a 

 à sa disposition un cercle zénithal répétiteur, on détermi- 

 nera l'angle a avec un grand degré d'exactitude par le 

 procédé de la répétition, en prenant la division A pour 

 point de départ. 



L'épaisseur e de la couche liquide au-dessus de la règle 

 divisée se mesure avec une grande exactitude au moyen 

 d'un cathétomètre , sous la lunette duquel on a vissé ver- 

 ticalement une pointe effilée, plongeante, de métal ou 

 mieux en verre. La distance des deux positions que la lu- 

 nette occupe sur la colonne verticale de l'instrument, 

 quand la pointe de la tige atïleure d'abord la surface du 

 li(iuide dans la cuvette sans action capillaire, puis la face 



