( 460 ) 

 puis j'étudierai leurs rapports de connexité avec les vitesses 

 et les inclinaisons du vent, en basant exclusivement cette 

 recherche sur les faits eux-mêmes. Enfin, dans une der- 

 nière partie, je chercherai , en m'appuyant tout à la fois sur 

 les résultats précédemment acquis et sur l'état général de 

 l'atmosphère à chacun des jours de mes expériences, quelle 

 est la cause dynamique à laquelle nous pouvons attribuer 

 les différences de pression qu'exerce l'air en mouvement 

 relativement à la pression de l'air calme, dans les mesures 

 des mêmes altitudes absolues; ces différences étant incon- 

 testablement accusées par les variations que subissent les 

 altitudes barométriques, prises à la tour d'Anvers, sous l'in- 

 fluence de vents plus ou moins rapides et de directions 

 diverses. 



PREMIÈRE PARTIE. 



Vitesse du vent aux divers étages de la tour d'Anvers. 



Pour déterminer cet élément, je me suis servi d'un ané- 

 momètre de Woltman construit en cuivre avec légèreté et 

 résistance. Les quatre ailes, de 15 centimètres de diamètre, 

 sont montées sur un arbre portant une vis sans fin. Celle-ci 

 conduit une roue dentée qui soulève, à chaque soixantaine 

 de tours des ailes, un léger marteau, lequel retombe sur 

 un timbre sonore. Pour opérer à chaque étage de la tour, 

 je fixe l'anémomètre à l'extrémité d'une gaule de 2 M ,80 de 

 longueur, qui est ensuite avancée en saillie sur la balustrade 

 de la galerie; l'axe des ailes est alors maintenu horizonta- 

 lement dans le plan vertical de cette direction. L'anémo- 

 mètre se trouve ainsi exposé à l'action de la composante 

 horizontale du vent, telle qu'elle s'exerce au voisinage de 

 la paroi latérale de la tour, à 2 mètres de distance environ 



