( 594 ) 

 sans oscillations. Les éicctro-aimatils sont construits de 

 manière à ce que l'on puisse en régler la puissance par 

 l'excellent procédé dû à M. Jaspar, et appliqiié par lui, 

 depuis longtemps, à notre chronoscope à pendule (1). Jl 

 suffit de jeter un coup d'œil sur la figure ci-contre, pour 

 bien comprendre le nouveau mode de suspension électro- 

 magnétique. Le chronomètre ou le poids prennent position 



Fis. 1. 



^ 



)^. 



en glissant sur les génératrices ah et al. Le contact du 

 chronomètre avec la branche inférieure de l'électro-aimant 

 a lieu suivant une droite contre le plan incliné ce. Le poids, 

 qui est de forme conique, n'a qu'un point de contact avec la 

 branche inférieure de l'aimant temporaire. Le plan incliné 



(1) Afin (Je facililer le réglai-e de la puissance de raimant leniimraire, 

 nous terminons les parties correspondantes des noyaux, l'une par un cône 

 convexe, l'autre par une concavité de même l'orme, (jui reçoit le cône 

 convexe. On obtient ainsi une diminution de puissance moins rapide que 

 lorsque les deux parties du noyau sont tern»inées par des plans. 



