( 396 ) 

 assurer du degré de gravité de celle prévision théorique, 

 nous avons exécuté l'expérience suivante : une tige en 

 acier aimanté, dont l'extrémité était aiguisée en pointe 

 très-aiguë, tut suspendue, dans une position verticale, par 

 l'attraction d'un électro-aimant et au-dessus d'une planche 

 en hois tendre. Cette tige, lorsque l'on faisait une disjonc- 

 lion dans le circuit électrique, tombait d'une hauteur 

 d'environ deux mètres, restait implantée dans la planche 

 et penchée dans le plan du méridien magnétique suivant 

 une inclinaison qui différait peu de celle qu indique la 

 boussole verticale. Une tige aimantée, tombant verticale- 

 ment, est en effet en même temps une boussole de décli- 

 naison et une boussole d'inclinaison ayant le centre de 

 gravité pour unique pivot; cette tige, tournant sur un 

 pivot exempt de frottement, doit nécessairement être très- 

 sensible au magnétisme terrestre. — Nous avons ensuite 

 étendu cette expérience à l'emploi d'une tige en fer doux : 

 les mômes effets, quoique beaucoup moins marqués, se 

 sont reproduits. 11 devait en être ainsi, puisque la tige en 

 fer doux, après avoir été en contact avec l'électro-aimant, 

 reste toujours un peu aimantée. 11 importe donc de con- 

 struire le chronomètre et le poids en métal non magnétique, 

 réservant l'emploi du fer doux pour la partie supérieure, 

 qui doit être mise en contact avec l'aimant temporaire. 

 Nous adoptons le laiton ou le bronze. 



Faisons remarquer, en passant, que l'action du magné- 

 tisme terrestre sur le chronomètre peut n'avoir aucune 

 influence sur les écarts des temps ou vitesses mesurés 

 pendant une même mise en station de l'appareil, mais 

 que cette action doit, dans certaines limites, rendre le 

 tenq)s mesuré dépendant de l'orientation du chronographe 

 ou chronoscope. 



