( '^13 ) 

 matique le centre de la pointe avec le centre de la tache 

 provenant de l'explosion de l'élincellc. Or, en admettant 

 cette coïncidence comme irréprochable, on arrive, par un 

 calcul très-simple, à ce résultat : que les 20 centimètres 

 de course de la pointe sont représentés par un développe- 

 ment circulaire d'un point du disque situé sur la circonfé- 

 rence de ce dernier, égal à 176 mètres. Si la vitesse de 

 rotation était de dix tours par seconde, notre appareil réa- 

 liserait les mêmes avantages, pour Tenregistrement du 

 temps, qu'une surface de 176 mètres de longueur animée 

 d'une vitesse constante de 4"\40 par seconde. 



La construction de l'appareil est facile; la division du 

 dis(jue et le liletage d3 la vis sont les seules parties (jui 

 exigent une grande précision, et cette précision est obtenue 

 presque sans frais, parce qu'elle est due à la machine-outil 

 bien plus qu'à l'habileté de l'ouvrier. 



Ainsi se trouve complété notre système de chrono- 

 métrie électro-balistique. Pour la mesure des temps les 

 plus petits jusqu'à \ de seconde, on fera usage de l'ap- 

 pareil à chute libre seul, employé soit comme chronos- 

 cope , soit comme chronographe. La plus grande partie 

 des expériences de polygone n'exigent pas la mesure de 

 temps dépassant le quart de seconde. — L'adjonction du 

 relais mènera jusqu'à la demi-seconde. On pourra, au 

 moyen de cette combinaison, exécuter le plus avantageu- 

 sement possible les expériences sur la résistance que l'air 

 oppose aux projectiles en employant la méthode fondée sur 

 la perte de force vive. — L'appareil à rotation donnera 

 la mesure des temps qui comprennent le trajet entier du 

 projectile (1). — Cette manière d'opérer nous présente, 



(1) Voii- : Considérations sur les exp. de balist., pag. 44 el suivante... 



