( 372 ) 

 ver dans ses archives), nous croyons devoir mentionner 

 encore les extraits suivants : 



« L'instrument porte , pour le chronomètre et le poids, 

 » des arrêtoirs qui empêchent leur tournoiement ou 

 » oscillation lorsqu'ils sont suspendus, tout en laissant 

 » la chute absolument libre, 



» Pour régler l'instrument, on munit le chronomètre et 

 » le poids d'une surcharge, et l'on détourne doucement le 

 » noyau mobile jusqu'à ce que le chronomètre surchargé 

 » (ou le poids) se détache; ce moyen, très-expéditif et 

 » tout à fait pratique, a pour but de faire régler toujours 

 » l'instrument de la même façon , quel que soit Topera leur 

 » qui s'en serve. 



» Avec le nouveau chronographe, il ne faut faire aucun 

 » calcul, il suffît d'amener le couteau du curseur de la 

 » règle graduée dans le trait donné par le tir, et on lit sur 

 » la règle la vitesse du projectile à un décimètre près. 



» Pour arriver à ce résultat, il faut que la disjonction 

 » soit à une hauteur fixe sur ce chronomètre; on y par- 

 » vient avec la plus grande facilité en réglant l'instrument 

 » avant la séance; à cet effet, le plateau de la délente, sur 

 » lequel tombe le poids, est formé par une vis dont l'axe 

 » est vertical, et qui peut, par conséquent ^ être élevé ou 

 » abaissé » 



IL 



Le mémoire du major Navez est divisé en deux parties : 

 la première comprend des éléments qui peuvent être 

 employés dans un grand nombre de combinaisons électro- 

 balistiques; la seconde indique des types d'appareils pour 

 l'emploi de ces éléments. 



