( 549 ) 



un don de cet artiste distingué au R. P. Secchi. Les spec- 

 tres sont magnifiques d'éclat et de grandeur : celui de 

 5'' rang équivaut à la dispersion de six prismes de flint. 

 Pour l'étude des protubérances on ne peut dépasser le 

 2^ spectre dont le rouge se trouve déjà mêlé au violet du 

 premier. Mais le P. Secchi remédie à cet inconvénient en 

 plaçant devant l'oculaire un verre coloré en rouge. Pour 

 éviter, ou mieux pour retarder autant que possible l'oxy- 

 dation de la plaque, on la tient renfermée dans un petit 

 tambour, qu'on ouvre pour l'observation. Les images des 

 flammes hydrogénées sont prises dans la région rouge du 

 spectre (C= Ha); elles sont beaucoup plus nettes et plus 

 vives que celles données par des prismes , ce qui est du à 

 l'absence d'absorption des rayons lumineux : le poids du 

 système est aussi beaucoup moindre, circonstance très- 

 favorable au maintien de l'équilibre de la lunette. S'agit-il 

 d'une protubérance métallique, le collimateur oculaire peut 

 se mouvoir de manière à recevoir les divers rayons du 

 spectre. Le tube qui porte la fente, le miroir et l'oculaire 

 est muni d'un cercle gradué, dont les divisions servent à 

 fixer la position des protubérances, par rapport à un dia- 

 mètre déterminé; la position définitive est calculée au 

 moyen des tables. Ce tube, qui remplace l'oculaire de 

 l'équatorial , tourne autour de l'axe de cet instrument, et 

 par cette combinaison la fente peut occuper successive- 

 ment toutes les parties du disque solaire. 



Depuis la mémorable découverte de M. Janssen et de 

 M. Lockyer, découverte qui a permis d'étudier en tous 

 temps les protubérances , le R. P. Secchi a commencé ses 

 observations au moyen de différents spectroscopes, presque 

 tous de son invention. Ce travail n'a pas été interrompu et 

 tous les jours, lorsque le temps le permet, on prend à l'ob- 



2"^ SÉRIE, TOME XLI. 25 



