( 1055 ) 



l'échelle; et comme on peut encore juger très-bien à l'œil, 

 d'un dixième de division , il en résulte que !a sensibilité de 

 l'instrument peut s'exprimer par 740""^ de milligramme. Il 

 est clair qu'on pourrait encore augmenter cette sensibi- 

 lité dans de très-grandes proportions, mais cela est inutile. 



Cela posé, si l'on présente à la balle de moelle de su- 

 reau un corps quelconque faiblement électrisé , celui-ci 

 attirera la balle à lui et lorsqu'elle sera en contact avec le 

 corps électrisé elle y adhérera avec une certaine force. Si 

 la balle de moelle de sureau conduisait l'électricité, elle 

 serait repoussée, comme on sait, par le corps électrisé 

 qu'on lui fait toucher; mais comme ce n'est pas le cas, elle 

 adhère à ce corps. Pour de très-faibles quantités d'électri- 

 cité, il est très-probable , sinon certain , que la grandeur de 

 l'adhérence est proportionnelle à l'épaisseur de la couche 

 électrique ; pour de fortes quantités d'électricité, il ne peut 

 plus en être ainsi , cela va de soi. Quoiqu'il en soit, si l'on 

 a en vue de mesurer des quantités relatives d'électricité, 

 cet appareil peut encore servir même pour des quantités 

 déjà notables d'électricité. 



Si, la balle de moelle de sureau adhérant au corps 

 électrisé, on abaisse celui-ci lentement, le fil de verre 

 auquel la balle est suspendue fléchira jusqu'à ce que sa 

 réaction élastique fasse équilibre à l'adhérence de la balle; 

 à ce moment-là , si l'on continue à abaisser le corps élec- 

 trisé, le fil de verre arrachera la balle de la surface du 

 corps électrisé; on lit sur l'échelle graduée le nombre de 

 division dont l'aiguille de verre s'est abaissée jusqu'au 

 moment de revenir sur elle-même et l'on peut exprimer 

 ainsi, en milligrammes, la grandeur de l'adhérence due à 

 l'électricité en chaque point du corps sur lequel on opère. 



Il est inutile d'ajouter qu'après chaque détermination 



