SÉANCE DU lO AOUT igoS. 365 



carbonique exécutée dans l'appareil classique formé d'un flacon à deux 

 tubulures, d'un flacon laveur et d'une éprouvette à bicarbonate de soude, 

 nous avons trouvé que le quatrième litre de gaz ne renfermait plus que 

 0,88 d'air atmosphérique. Au contraire, la même expérience faite avec un 

 gaz léger comme l'ammoniac nous a donné, pour les huit premiers litres 

 dégagés, les chiffres suivants : 



» Dans tous ces appareils, les tubes de sûreté qui permettent la rentrée 

 de l'air sont aussi l'iuie des causes qui empêchent d'obtenir des gaz puis. 

 Enfin, même avec des appareils continus, comme ceux de Deville ou de 

 Kipp, on sait que la solubilité de l'oxygène et de l'azote dans les liquides 

 acides que renferment ces appareils amène des traces d'impuretés. 



» Le principe de notre appareil est des plus simples. Il consiste à liqué- 

 fier le gaz dans un tube de quelques centimètres cubes de volume, puis à 

 le solidifier et à faire le vide dans cet appareil au moyen d'une trompe à 

 mercure. Nous laissons ensuite le corps solide reprendre l'état liquide, 

 puis l'état gazeux et se dégager par un simple retour à la température 

 ordinaire. Si le gaz solidifié est pur, on |)eut le recueillir dans des flacons 

 pleins de mercure si ce métal n'est pas attaqué. Si le gaz solidifié est mipur 

 par suite d'une préparation défectueuse, on détermine une distillation 

 fractionnée et l'on sépare les produits gazeux qui se dégagent au commen- 

 cement et à la fin de l'opération. On peut ainsi recueillir le gaz qui se pro- 

 duit loisque le point d'ébuUition est constant. 



» Description de l'appareil. — Il se compose d'un petit tube cylindriques 

 {^fig- i) de verre de 16''"'° fermé à l'extrémité inférieure et la'.-.sant passer à 

 la partie supérieure deux tubes, l'un qui plonge dans l'appareil et l'autre 

 qui est soudé à la partie supérieure de l'espace annulaire. Cet appareil, 

 tout en verre, est d'environ 8""° à 10""'. Lorsque l'on veut condenser une 

 grande quantité de gazon en augmente un [)eu le volume. 



» Pour obtenir un gaz pur par cette nouvelle méthode on dispose l'appa- 

 reil producteur de gaz comme pour une préparation ordinaire (//^. r et 2); 

 puis on le fait suivre de nos deux tubes dessiccateurs à la suite desquels se 

 trouve un robinet à trois voies qui permet d'envoyer le gaz dans le con- 

 densateur ou de le faire se dégager sur une cuve à mercure par un tube 

 de 80*^" de hauteur. Notre petit condensateur est relié à une trompe à 



C. K., iyo3, j- Seineare. (T. CXXXVII, N" 6.) 4^ 



