SÉANCE DU 19 OCTOBriI- 1903. 617 



h\ fente. Nous avons vérifié, en ellel, que Ton olili.Mit des franges absolument nettes 

 en ce point en donnant à la fente une largeur de 3""" et cela encore lorsque les fais- 

 ceaux lumineux étaient réfléchis huit fois entre des miroirs distants de 3"'. 



» On n'a pas cependant utilisé ce point particulier pour les inscriptions phologra- 

 l.hiques; il est plus avantageux, tout en s'en rapprochant autant que possible, de se 

 maintenir dans une région où les faisceaux convenablement superposés donnent un 

 fond lumineux bien uniforme; il est comnaode à cet effet d'employer des lentilles à 

 long foyer. 



» On peut accroître ou diminuer dans de larges limites la sensibilité de 

 l'appareil en faisant varier ladistancedes miroirs et lenombre des réflexions. 

 Pour avoir une iilée de celte sensibilité, il stiflit de noter par exemple que, 

 dans l'air prisa la pression atmosphérique, il faut un i)ar(ours de 1 3™ pour 

 qu'une variation de densité de ,-^,'-- déplace le système de franges enre- 

 gistrées photographiquement d'une largeur de frano;es ; on rendrait ainsi 

 visibles des différences de pression inférieures à -^^^^^ d'atmosphère, ou 

 des variations de température de l'ordre de ^ de degré centigrade. 



" Un parcours de cet ordre de grandeur est facilement ré;disablc; mais 

 une trop forte augmentation de |)arcours optique amène dans l'obser- 

 vation des franges des perturbalious dont l'atténuation, sinon la sup- 

 pression, exige des dispositifs appro|)riés. 



» Ces perturbations sont de deux sortes : 



" D'abord les vibrations accidentelles ties supports qui se traduisent par 

 la vibration des franges; cet inconvénient s'accroît surtout avec le nombre 

 de réflexions auxquelles les faisceaux linnineux sont soumis; c'est |)ar une 

 étude spéciale des supports, par l'emploi judicieux de cales de caoutchouc 

 qu'on rendra minimum les perturbations de celte espèce. 



)) On observe aussi, lorsque le parcours o|)tique des faisceaux séparés 

 est très considérable, une torsion variable et un déplacement latéral, 

 lent, du système de franges, mouvements qui indiquent une variation 

 relative des chemins optiques aux divers niveaux traversés par la lumière. 

 Ces variations continuelles de la densité dans un air même calme, sont 

 altribuaules à des variations de température; c'est donc au régla^^e d'une 

 température uniforme et invariable qu'il faudra s'attacher pour obtenir 

 des franges bien fixes quand le parcours optique dépasse une dizaine de 

 mètres dans l'air atmosphérique. Au-dessous de cette distance nous n'avons 

 que très rarement constaté le dernier inconvénient. » 



