( 435 ) 

 très-complète. Les calculs de Poisson et de Gauss y sont 

 donnés en détail dans le cas du mouvement vibratoire 

 et dans l'hypothèse de l'état statique. Les modifications 

 apportées par M. Lamont à ces deux méthodes, soit en pla- 

 çant les aiguilles horizontales ou en disposant le barreau 

 déflecteur normalement à l'aiguille déviée, au lieu de le 

 mettre normalement au méridien magnétique, y sont 

 rappelées, ainsi que les changements que ces dispositifs 

 apportent dans les formules. 



Après avoir ainsi exposé les diverses méthodes propo- 

 sées pour la mesure de la force magnétique absolue, l'au- 

 teur décrit les appareils en usage pour déterminer la force 

 horizontale relative, tels que l'appareil bifilaire ou les in- 

 struments portatifs destinés à faire osciller une même ai- 

 guille horizontale dans des lieux différents. 



Les chapitres XIII et XIV sont consacrés à la descrip- 

 tion des appareils destinés à observer la direction de la 

 force magnétique; ils sont divisés en deux classes: les incli- 

 nomètres, qui servent à mesurer l'angle que fait la direction 

 de la force magnétique terrestre avec un plan horizontal, 

 et les déclinomètres,qui mesurent l'angle compris entre la 

 projection horizontale de cette force et le méridien astro- 

 nomique. 



Enfin l'enregistrement automatique des données du 

 magnétisme est étudié dans le chapitre XVI. L'auteur exa- 

 mine successivement les procédés .employés depuis long- 

 temps à Munich par M. Lamont, la méthode proposée par 

 un de nos savants confrères et enfin l'enregistrement pho- 

 tographique. 



Le mémoire est terminé par quelques détails pratiques 

 sur la forme et les dimensions des instruments, sur leur 

 installation et les procédés d'observation en usage. 



