/J6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



atteint qu'après un grand nombre d'impulsions, proportionnel d'ailleurs au 

 pouvoir multiplicateur de l'appareil, et à ce que l'opération reste laborieuse 

 alors même qu'on se placerait d'emblée, par artifice, au voisinage de 

 l'état de régime. Il est d'autre pari impossible de provoquer les impulsions, 

 à la main, à l'instant précis où le mobile se trouve dans les mêmes condi- 

 tions électromécaniques. Ces difficultés disparaissent par l'emploi d'appa- 

 reils disposés de façon à produire automatiquement l'impulsion et à la ré- 

 péter chaque fois que le mobile passe par la même figure. 



III. Pour ces raisons j'ai construit, il y a quelques années, avec l'aide 

 de M. Victor Guillet, divers types d'autobalistiques répétiteurs à rotation 

 et à translation. 



Voici la description d'un type d'autobalistique répétiteur à torsion d'une 

 construction rapide : 



Au fil de torsion clioisi, serré par son extrémité supérieure dans un porte-foret, 

 solidaire d'un bâti massif muni de vis calantes, est suspendue, toujours au moyen 

 d'un porte-foret en laiton, une masse cylindrique solidaire d'un équipage constitué 

 soit par un cadre galvanométrique, soit par un système asiatique d'aimants. Un petit 

 disque, mince et léger, engagé suivant son axe sur le fil, lui est invariablement fixé ; 

 un fil de cocon partant de la périphérie du disque est relié par son extrémité libre au 

 pôle mobile d'un contact délicat. Si, à l'équilibre, le fil de cocon est tendu et le con- 

 tact fermé, celui-ci s'ouvrira ou restera fermé, suivant que la torsion se produira dans 

 le sens de l'enroulement dj cocon sur le disque <>u en sens inverse. 



Le disque est placé prés du point d'attaclie du lil de torsion; le déplacement du pôle 

 mobile du contact (petit pendule armé d'une lame élastique, légère lamelle fixée à un 

 fil fin tendu, etc.) est invisible et la perturbation exercée sur le mouvement est négli- 

 geable. Le pôle fixe est constitué par l'extrémité d'une pointe d'argent qu'une vis à 

 large tète permet de déplacer micrométriquemenl par translation. 



Si l'on désire s'affranchir du cocon, on suspend le fil de torsion à une plaquette mé- 

 tallique, libre de se mouvoir entre deux butées 1res voisines, suspendue elle-même au 

 bâti de l'appareil par un ou plusieurs fils sans torsion; dès que l'équipage franchit sa 

 position d'équilibre, la plaquette appuie contre l'une des butées de façon à fermer le 

 circuit inducteur, et l'équipage continue sa route comme si le point d'attache du fil de 

 torsion était désormais fixe. Au retour, la plaquette est entraînée en sens opposé et le 

 circuit s'ouvre au passage du mobile par sa position d'équilibre. 



Au moyen du fil lui-même et d'un fil auxiliaire (paillon recuit) qui le prolonge, on 

 conduit au cadre galvanométrique les courants induits, au moment de l'ouverture et 

 de la fermeture du contact, dans un transformateur approprié. Comme le cadre est 

 disposé soit entre les branches d'un large aimant en U, soit dans une bobine alimentée 

 par un courant auxiliaire dont l'axe est perpendiculaire au plan du cadre, les impul- 

 sions motrices se produisent dans les conditions indiquées plus haut. Dans certains 

 cas, dans l'étude de la torsion par exemple et en vue de la suppression du fil de 

 cocon, il est avantageux de faire usage du système asiatique et de conduire les cou- 



