SÉANCE DU lO AOUT 1908. 335 



fortune, organisé tant bien que mal avec de vieux instruments du passage 

 de Vénus en 1874. 



Les spectro-enregistreurs employés, déjà décrits en partie dans les Mé- 

 moires antérieurs (voir Co/nyo/e^ rendus, t. CXLIII, 1906, p. 1210, et Bulletin 

 aslrononiique, igoS, p. 3o5 à 3-j, et 1907, p. 433 à 444)» sont les suivants : 



1° Un petit speclro-liéliographe de faible dispersion, en service depuis iSgS, à un 

 seul prisme et à chambre de !■", qui donne à volonté l'image de la couche K2 ou de 

 la couche Ki (diamètre de l'image depuis 1899, 8"", 5); 



2° Un spectio-enregistreur des vitesses, marqué c sur la figure 2 du Mémoire de 

 1907, avec collimateur de o",8o et chambre de S'-iSo, employé soit avec un réseau, 

 soit avec un train de trois prismes (diamètre de l'image, i4'""); 



3° Un grand speclro-hélio}>iaphe de forte dispersion, long de i4"'- représenté dans 

 les figures 2 et 3 de la Noie de 1906, et marqué e dans la figure 3 du Mémoire de 1907. 

 11 est à trois fentes et formé de deux spectrographes qui se suivent, de manière à donner 

 une image entière de l'astre, débarrassée de toute la lumière difTusée dans l'appareil. Le 

 premier spectiographe, employé avec un réseau ou un train de trois grands prismes, 

 a un collimateur de 1'", 20 et une chambre de 7"", munie de la seconde fente. L'image 

 de celle fente est reprise et diminuée par le second spectrographe qui a un colli- 

 mateur de 7™, un prisme de 3o° et une chambre de longueur variable ( i">,3o ou 2'", 60), 

 avec une troisième fente ou se forme l'image monocbromatique du Soleil, (diamètre 

 l^'"^ ou S"^"*). L'objectif astronomique de projection et la plaque photographique se 

 meuvent séparément et simultanément, entraînés par deux, vis, deux, transformateurs 

 de vitesse à galet mobile, et deux moteurs électriques synchrones. Ce dispositif, qui 

 a été présenté comme une solution générale du speclro-héliographe, a bien fonctionné ; 

 il a l'avantage de se prêter à tous les changements, et c'est ainsi qu'on peut employer 

 prismes ou réseaux, et des chambres finales de longueur quelconque. 



De plus, comme les images du premier spectrographe de l'appareil, derrière la 

 seconde fente, étaient pleines de détails, ce premier spectrographe a été disposé de 

 manière à se transformer instantanément en spectro-enregistreur des vitesses. Les 

 mouvements discontinus nécessaires sont seulement faits à la main, avec le concours 

 de deux observateurs. 



En fait l'appareil n" 3, qui est le plus puissant, a donné les résultats les 

 plus nets et les plus probants; et nous l'avons employé le plus souvent pos- 

 sible, soit pour avoir de belles épreuves qui décèlent les vitesses radiales, les 

 intensités el les largeurs de Iv^ et K3, soit pour avoir des images monocliro- 

 matiques avec une très petite portion de longueur d'onde qui, dans certains 

 cas, a été inférieure à 0^^,03 ('). On peut ainsi isoler la partie centrale de K3, 



(') La portion de longueur d'onde calculée correspond à l'intervalle des joues de la 

 fenle au milieu de leur épaisseur. Mais l'appareil n'a pas encore toute la perfection 

 désirable : les angles des joues ne sont pas assez vifs, et les prismes qui sont trempés 

 donnent un peu d'astigmatisme. La portion de longueur d'onde qui passe est en réalité 

 plus grande. 



