/j22 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



les expériences qui ont servi à atteindre ce but sont décrites en détail dans 

 le Supplément du procès-verbal de la séance du 27 juin dernier de TAcadé- 

 niie d'Amsterdam, où j'ai signalé aussi l'importance qu'ont eue pour le 

 succès, à côté de la théorie de M. van der Waals, les moyens que 

 M. Dewar a mis à la disposition des physiciens. Je prends la liberté de pré- 

 senter un extrait de ce Mémoire. 



200' d'hélium très pur sont mis en circulation à raison de i4oo' normaux 

 par heure, aussi longtemps qu'on le désire, par un compresseur de Cailletet 

 à plongeur de mercure, modifié comme cela a été décrit dans les Commu- 

 nications n"** 14 et 54 (1894 et 1900) ('), et précédé du compresseur auxi- 

 liaire. L'héHum, comprimé jusqu'à 100*'"' avant d'entrer dans le régéné- 

 rateur à robinet d'expansion, est refroidi jusqu'à iS" K. par l'hydrogène 

 liquide s'évaporant sous la pression de (i'"' dans un réfrigérateur, où il est 

 admis d'après les indications d'un verre gradué et d'un thermomètre 

 indicateur de niveau. 



L'tiélium liquide est recueilli dans le fond non argenté d'un verre évidé à douhie 

 paroi, argenté pour le reste. La partie transparente est entourée par de Thydrogène 

 liquide dans un verre évidé à double paroi, entouré lui-même d'un verre semblable 

 rempli d'air liquide, qui est entouré à son lour par un verre à alcool qu'on lient un 

 peu cliaufie par une circulation. L'appareil restait parfaitement transparent jusqu'à la 

 fin de l'expérience (5 heures après la mise en marche de la circulation d'hélium). 



L'expérience a commencé le 10 juillet à 5''45°' du matin, 73' d'air liquide ayant été 

 préparés d'avance à l'aide de la cascade de cycles à régénérateurs dii laboratoire (Com- 

 munications n° ik, 1894, II" 9'i, f. XIII, 1906, el Supplément n" 18, 1907). A i''3o'", 

 20' d'hydrogène liquide étaient prêts. A 4''20'", l'hélium commençait à circuler. 

 A 7''3o"', l'hélium liquide fut observé pour la première fois. La formation de la pre- 

 mière quantité a échappé à l'observation; mais, après, on a vu la surface du liquide 

 se déplacer sous le souflle de l'hélium sortant du robinet el le liquide s'accu- 

 muler. 



La surface du liquide transparent el incolore était rendue bien visil)le parréllexion 

 en l'éclairant d'en bas. La surface, une fois observée, ne fut plus perdue de vue. On la 

 voyait traversée par les fils du couple thermométrique. En regardant à travers les trois 

 verres, on voyait à la fois les ménisques de l'air liquide, de l'hydrogène liquide et de 

 l'hélium liquide. La différence de ce dernier liquide exceptionnel avec les autres sau- 

 tait aux veux. La capillarité de l'hélium est extrêmement petite ; la surface de l'hélium 

 • _^_ 



(• ) J'ai appliqué le compresseur Cailletet aussitôt qu'il a été connu, il y a 25 ans. 

 Depuis lors je m'en suis servi régulièrement pour comprimer les gaz extrêmement 

 purs en travail continu. Les excellents services que le compresseur à plongeur de 

 mercure m'a rendus dans le cycle d'IicUum m'ont récompensé du travail que j'ai 

 consacré à réaliser la belle idée de constructii>n de M. Cailletet. 



