SÉANCE DU i>() OCTOliHE 1908. '](>- 



tuiMi' (|ii"il soil j)i)ssil)li' d'inti^rpre'/e/- le ii'siilial; 011 |)(imr;iit en ell'cl r/'aliseï' 

 rùpiiro dans l'fspace correspouclanl à la projection obtenue si Ton connais- 

 sait l'incidence normale, la distance du foyer radiogcne à la phujue récep- 

 trice et au pian de la coupe. Mais cette tecluiic|ue devient insuffisante lors- 

 cju'on se trouve en présence d'une série considérable de plans superposés, 

 et c'est ainsi ipie le problème se présenli' pour la radiograpbie de l'orga- 

 nisme, il faut en outre tenir compte du pliénomène du flou croissant. Le 

 foyer du tube de Crookes étant constitué par une petite surface et non par 

 un point idéal, les projections obtenues sont de plus en plus lloues au fur et 

 à mesure que les parties projetées s'éloignent du plan récepteur. Celle pro- 

 priété est d'ailleurs précieuse, car elle perniel, à la lecture des épreuves, de 

 connaître l'ordre de succession des plans et de déduire approximativement 

 la situation d'un corps étranger, par exemple, en fonction do certaines 

 parties de l'organisme radiographié. 



La techni(pie radiographique doit donc tenir compte des considérations 

 qui précèdent et être établie conformément aux lois qui régissent les pro- 

 jections coniques afin qu'on puisse étudier les résultats avec toute la préci- 

 sion désirable. 



Pour connaître, au moment de rinterpr(''liition, les positions qu'occupent 

 dans l'espace les élémenls de la projection, il est en général nécessaire et suf- 

 fisant d'elFectuer deux radiographies de l'objet dans des conditions d'expé- 

 riences définies : soit, par exemple, deux radiographies suivant deux plans 

 de projection fornujul entie eux un angle de 90", toutes les fois que cela est 

 possible (membres cl tête); soit deux radiographies obliques dans les autres 

 cas ('). On peut alors réaliser l'épure dans l'espace si l'on connaît la dis- 

 tance du foyer radiogène à la plaque et Tincidence normale (-). 



La conséquence naturelle de ce qui précède c'est la nécessité, en pra- 

 tique, d'elTectuer toutes les radiographies, en adoptant une distance con- 

 stante du foyer radiogène à la plaque sensible, et d'inscrire automatique- 

 ment l'incidence normale au cours de l'examen (par une étoile métallique 

 fixée sur le châssis porte-plaipie). L'observation constante de ces règles, 

 (|ui montrenl (pie la radiographie topographique est sous la dépendance des 

 lois géométiiipies, est indispensable pour l'-viter les erreurs d'interprétation. 



Mais, en outre, il faul eu |)iall(iue sVIToi'cei' de rendre les images des mêmes cas 



(') Comptes rendus, 22 noveinljie 1897; 22 avril 1901. 

 (•') Inlerseclion du rajoo normal à ia plaque avec celle-ci. 



C. R., 1908, 2- Semestre. (T. CXLVII, N" 17.) lOO 



