7^"'^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de pénétrations très diverses sans nbservei- di' dinéiences irnpnrlnnles dans la loi de 

 vai'ialion. 



Les pliénomènes sont loiil (lifTéronts poiii' los coiii\'inls d'ionisation pro- 

 duits par les champs faibles. 



ÉLECTRICITÉ. — Electromctres el elerlroscopes à compensai ion. Note 

 de M. HuRMUzEscu, présenli'e j)ar M. G. Lippniann. 



L'élude des substances radioactives a donné une grande actualilé aux 

 électroscopes et éleclroniélres symélri([iies. 



On sait, en ell'et, que la niétliode la meilieure et la plus généralement employée dans 

 ces recherclies se réduit à mesurer la déperdition électiique d'un corps électrisé à un 

 certain potentiel, au commencement de re\|)éiience. Cette perte de charge est me- 

 surée, de préférence, par la cliute du potentiel en méthode idiostatique, à laide 

 d'un éleclromètre symétrique relatif, ou mieux encore, au point de vue pratique, à 

 l'aide d'un électroscope. 



Pour un électroscope à feuilles métalliques (lexihles ou autre, de capacité inva- 

 riable, l'angle de divergence des feuilles dé])end seulement du potentiel du système. 

 Ainsi qu'en mesurant ces angles c/. des feuilles, on a des valeurs relatives du potentiel, 

 et par conséquent, la charge étant 



M = CV, 



la perte de charge, pendant un temps dl, due à l'action des substances radioactives, 

 sera 



(/M = Cf/V, 

 ou, en valeurs finies, 



Mo-M,=:C{V„-V,). 



La méthode revient donc à mesurer les deux positions f/g et r/, ou c<„ — a,, l'instru- 

 ment ayant été étalonné au préalable avec des potentiels connus. 



Dans la mesure de ces différences («(, — -oti), il y a à considérer, d'une manière géné- 

 rale, deux causes d'erreur, assez importantes, lorsque («„ — a,) est petit : d'abord 

 l'erreur de parallaxe, les divisions auxquelles on rapporte les angles des feuilles ne 

 se trouvant pas dans le même plan que celles-ci; la seconde cause d'erreur, el celle-là 

 plus importante, c'est que les feuilles, à cause de la difficulté de les suspendre bien 

 parallèlement ensemble, en divergeant, tournent sur elles-mêmes, de sorte que les 

 arêtes, mises au point une fois, ne se trouvent plus l'être après une nouvelle diver- 

 gence. 



C'est en cherchant à suppiMiner ces inconvénients, que les différents phy- 

 siciens qui ont eu à utiliser ces appareils y ont apporté diverses modifica- 



