7!)o 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 



\)q celte manière on peul connailre direclcment la peilc de charge, ou 

 Ton peut oiicore graduer Tappareil diHerniiiiant en volts le déplacement 

 d'une division du tambour. La variation de capacité doit être faite de telle 

 manière qu'il n'en résulte aucune modification de position entre les diffé- 

 reJiles pièces métalliques et les feuilles mobiles de Féleclroscope. 



(Je modèle m'a donné des résultats excellents, on peul le construire pour 

 des sensibilités di'lerminées; on peut ainsi avoir facilement ,|;„ el |,'„ de vf»ll. 



l^;i llyare ci-dessous nous inonlre l'appareil lel iiuil se lioii\e emplojcj (') dans les 

 reclierclies de ladioactivité dans notre laboratoire, a\ec le disj)erseui- cylindrique. Le 



Fis. I. 



système éleclrisé est supporte el isolé par un bouchon de diéleclriiie, il est composé 

 dans sa partie inférieure d'une fourche verticale formée de deux lames minces métal- 

 liques / distantes de :?""" environ; sur le côté droit à l'extérieur se trouve collée une 

 (eudic d or battu, dont les diverijences sont mesurées avec un micioscope à micro- 

 mètre oculaire. Ce système électrornélriqne est abrité à l'intérieur d'une cage métal- 

 lique' de forme cylindrique à axe horizontal, ayant une ouverture de 7"" de diamètre 

 et une profondeur de X"'"'. 



I^e point d'insertion de la feuille d'or se lrou\e un peu au-dessus du centre de la 



( ') Construit dans l'atelier du Laboralniie de Physique de rUni\ei-silé de .lassy. 



