SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1908. IIl5 



inducteur et au sinus de l'angle formé par le champ et la direction des ba- 

 lais, c'est-à-dire à la composante du champ suivant une perpendiculaire à 

 cette direction. La rotation étant très rapide, le galvanomètre subit une 

 déviation stable proportionnelle elle-même à cette composante. 



La bobine du transmetteur porte un second enroulement, autant que pos- 

 sible identique au précédent, auquel correspond une seconde bague sur 

 laquelle frottent deux autres balais dont la direction est perpendiculaire à 

 celle des premiers. Enfin ces deux balais sont reliés à un second galvano- 

 mètre placé aussi dans le récepteur. La déviation de ce galvanomètre est 

 stable comme celle du précédent, et elle est proportionnelle à la compo- 

 sante du champ suivant une direction perpendiculaire à la deuxième ligne 

 de balais. 



Les deux galvanomètres du récepteur sont disposés au-dessous d'une 

 glace horizontale dépolie sur laquelle ils projettent l'image de deux traits 

 lumineux respectivement parallèles à leurs axes. Ces axes sont horizontaux, 

 perpendiculaires entre eux, et le récepteur est orienté de manière que l'axe 

 de chaque galvanomètre soit parallèle à la ligne de balais à laquelle il est 

 relié; par suite, les traits lumineux sont parallèles aux deux lignes de ba- 

 lais. Lorsque le transmetteur est au repos, ces traits passent par le centre 

 de la glace dépolie; lorsqu'il est en mouvement à une vitesse constante, ils 

 s'écartent de quantités proportionnelles aux deux composantes du champ 

 magnétique inducteur; par conséquent, le vecteur qui a pour origine le 

 centre de la glace et pour extrémité le point de rencontre des traits lumi- 

 neux représente ce champ en grandeur, direction et sens. 



Il suffira donc de placer sur la glace dépolie une rose graduée ayant sa 

 ligne méridienne dirigée comme ce vecteur pour qu'on puisse déterminer 

 la route et les relèvements comme on le ferait avec un compas placé à l'en- 

 droit où se trouve le transmetteur. Le problème des abris cuirassés est ainsi 

 résolu. 



Il faut, il est vrai, pour que l'indication du récepteur soit correcte, que 

 les coefficients de proportionnalité des déviations aux composantes du 

 champ soient égaux pour les deux galvanomètres. Ces coefficients dépendent 

 de résistances susceptibles de varier; M. L. Dunoyer montre comment on 

 peut vérifier l'appareil à ce point de vue, et le rectifier s'il y a lieu. 



Le compas électromagnétique présente sur les compas ordinaires deux 

 avantages importants : pendant les évolutions du navire, les roses sont tou- 

 jours plus ou moins entraînées parle frottement du pivot sur la chape ; d'un 

 autre côté, l'aiguille suspendue est fréquemment troublée parles chocs et les 

 vibrations de la coque et par les oscillations du navire; les indications du 



