SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1908. J^'-jS 



en les soumettant, dans un liquide approprié, à l'action de l'électricité dans 

 un condensateur en forme de cuvette. J'ai admis a priori que les œufs étaient 

 influencés par la charge statique du condensateur. Cette idée demande à 

 être examinée de plus près. 



Il est à remarquer d'abord que, d'après la conception courante, les œufs 

 ne sont pas dans le champ électrique, lequel est tout entier contenu dans 

 le diélectrique, et qu'ils sont seulement en contact avec le champ, ainsi que 

 je l'ai indiqué expressément dans le Mémoire in extenso paru, immédiate- 

 ment après la Note des Comptes rendus, dans les Notes et Revue des Archives 

 de Zoologie expérimentale (vol. IX, n° 2). Certains physiciens sont d'avis 

 que l'action de la charge est rigoureusement nulle hors du champ et, par 

 conséquent, sur les œufs, tandis que d'autres croient possible une certaine 

 action à très courte distance du champ et, a fortiori, sur les objets en con- 

 tact avec lui. Or, les œufs sont en contact avec le champ et non par un 

 point comme des sphères géométriques reposant sur un plan, mais par la 

 petite surface, de quelques a carrés, par laquelle ils s'aplatissent sur le fond. 



En dehors des efiets possibles de la charge statique, il y a lieu de se 

 demander si les deux charges du condensateur sont si exactement séparées 

 qu'il n'y ait aucune communication entre elles et, par conséquent, aucun 

 courant. 



Il y avait à faire, pour examiner ce point, une étude du condensateur- 

 cuvette en lui-même et indépendamment de son contenu, étude qui ne pou- 

 vait être conduite avec la précision convenable que dans un laboratoire de 

 Physique et par des personnes qualifiées pour ce genre de recherches. 



M. J. Carvallo, agrégé de Physique et préparateur de Physique à la 

 Sorbonne, et M. F. \ lès, licencié es sciences, préparateur à la station bio- 

 logique de Roscoff, ont bien voulu faire celte élude dans le laboratoire de 

 M. le Professeur Bouty. Ils ont déterminé la résistance du condensateur- 

 cuvette au moyen d'un électromètre capillaire, par le procédé classique de 

 M. Bouty pour la mesure des grandes résistances. Voici les résultats aux- 

 quels ils sont arrivés. 



On sait que l'imperméabilité d'une lame de mica de o°"",2 est absolue 

 pour des voltages de l'ordre de ceux qui ont été mis en action dans mes 

 expériences (5 à 3o volts). Ce n'est donc pas à travers la lame de mica que 

 le courant pouvait s'établir. Mais MM. Carvallo et Vlès m'ont signalé que 

 des fuites se produisaient extérieurement par l'humidité condensée sur la 

 plaque de mica en dehors de la cuvette. Quand cette plaque élail vernie ou 

 paraffinée et aussi sèche que possible, la fuite était presque nulle et la résis- 



