( m ) 



mince lame tle laiton, supportée sur une écbancrurc faite 

 dans le bois de la boîte. Un disque de glace (L, L, fig. 4) 

 met l'aiguille à l'abri des courants d'air et ferme l'appareil ; 

 les déviations de l'aiguille aimantée, supposée d'abord au 

 0" de la graduation, sont mesurées sur un limbe gradué 

 de part et d'autre de 0° à 90^ 



L'enroulement du fil sur le cylindre est identique dans 

 tous les rhé-électromètres placés dans les différents bu- 

 reaux; les indications seront donc les mêmes pour des 

 phénomènes électriques semblables. 



Le cadran est fixé de telle façon que la ligne N. S. se 

 confonde avec le diamètre reliant les milieux des bornes 

 L et T et que le 0° de la graduation soit placé du côté de 

 la borne L. 



La boîte doit être orientée en la faisant tourner autour 

 de la vis de pression (V) de façon que l'aiguille aimantée 

 recouvre exactement l'aiguille figurée sur le cadran, la 

 pointe bleue de la première marquant le 0'' de la gradua- 

 tion. Dans ces conditions l'aiguille aimantée est exacte- 

 ment perpendiculaire à la bobine sous-jacente. 



Dans la paroi de la boîte (en B correspondant à l'est 

 du limbe (ig. 5 et 4) on a ménagé une ouverîure, tandis que 

 du côté opposé (en A) on s'est contenté de pratiquer un 

 petit logement; un fd de fer ou d'acier, absohmient privé 

 de magnétisme, que je désignerai sous le nom de noyau, 

 est fixé dans le bouton de laiton (b); l'ouverture B et le 

 logement A se trouvent exactement dans le prolongement 

 du creux du cylindre de manière que le fil de fer se place 

 naturellement dans l'intérieur de la bobine perpendicu- 

 laire au méridien magnétique; le noyau a une longueur 

 de 0"\10 et un diamètre de 0"\0024; l'aiguille aimantée, 

 étant placée au 0° de la graduation, doit s'y maintenir 



