( 48S ) 

 suite des divers phénomènes météorologiques qui peuvent 

 produire des courants dans des circonstances des plus 

 variées; l'appareil indique non-seulement le sens des cou- 

 rants, mais on peut en conserver la preuve par le noyau 

 qui, dans la plupart des cas, reste aimanté. En effet, les 

 fils de fer du commerce, comme les fragments d'aiguilles à 

 tricoter en acier, conservent leur aimantation pendant des 

 années, si le courant a été énergique; chaque fois que 

 J'aiguille aimantée a été déviée, il faut, ou recuire ou rem- 

 placer le noyau; il est indispensable que l'aiguille aimantée 

 se place très-exactement au 0°, quand on change de noyau, 

 soit que l'on se serve de noyaux neufs, soit que l'on 

 emploie d'anciens noyaux de fer ou d'acier parfaitement 

 recuits; il faut donc toujours vérifier avec précaution si 

 cette condition essentielle est remplie. 



L'appareil, tel que je viens de le décrire, est celui qui 

 est actuellement placé dans les bureaux télégraphiques 

 belges; l'aiguille aimantée se trouve assez près de la bo- 

 bine; il est convenable pour les expériences de démonstra- 

 tion ou des expériences particulières de pouvoir rappro- 

 cher ou éloigner l'aiguille aimantée du noyau. A cet effet 

 un cadran en tout semblable au premier est fixé sur un 

 anneau de laiton portant à son centre un pivot prêt à re- 

 cevoir l'aiguille aimantée; l'anneau avec son cadran peut 

 glisser le long de deux tiges verticales et se fixer à une 

 hauteur donnée au-dessus de la bobine. J'ai cru inutile 

 d'insister sur cette disposition ; l'avenir nous apprendra s'il 

 y a lieu de diminuer la sensibilité de l'appareil. 



