( 488 ) 

 travers les bobines de la sonnerie. Le paratonnerre est 

 établi, clans ces appareils, sur une dérivation du fil de 

 ligne; on reconnaît parfaitement ces dispositions sur la 

 figure 5. — Remarquons du reste que ces dispositions 

 n'interviennent dans les observations à faire sur le rhé- 

 électromètre que d'une façon telle que l'on peut en faire 

 abstraction; en effet lorsque le bureau transmet et reçoit 

 des signaux télégraphiques, les courants voltaïques qui 

 agissent sur le rhé-électromètre, étant de sens contraire, 

 leur action sur le rhé-électromètrc est détruite; mais si le 

 bureau transmet sans recevoir, ou s'il reçoit sans tran- 

 mettre, le rhé-électromètre donne une déviation très- 

 faible en général et cette déviation n'est pas permanente; 

 l'aiguille aimantée pourra donc osciller de quelques degrés 

 à droite ou à gauche du point 0^ 



Il n'en est plus de même quand un courant instantané 

 provenant d'une décharge quelcoLique traverse le rhé-élec- 

 tromètre; dans ce cas l'aiguille aimantée est en général 

 jetée brusquement vers l'Est ou vers l'Ouest; après quelques 

 oscillations elle se fixe le plus souvent sensiblement à 90" 

 et conserve cette position aussi longtemps que le noyau, 

 aimanté par la décharge, est maintenu dans la bobine; cet 

 effet se produit même dans le cas où la tension du courant 

 n'est pas assez forte pour trouer le papier des paraton- 

 nerres en cas d'orage; de plus on l'a observé alors qu'aucun 

 phénomène électrique apparent ne se manifestait à l'exté- 

 rieur du bureau et qu'aucun orage lointain n'était signalé. 



La déviation de l'aiguille aimantée vers l'Est indique 

 que le courant marchait de la borne L, correspondant aux 

 fils aériens, vers T la terre, le pôle positif se trouvant aux 

 lils de ligne; la déviation vers l'Ouest, au contraire, indique 

 que le pôle positif se trouve à la terre; en un mot la dévia- 



