4o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'hydrogène qui, aux températures élevées, se diffuserait à travers les enveloppes. La 

 mesure du débit doit donc porter sur l'oxygène. 



» La figure indique la disposition qu'on donnera à l'appareil. On prend un flacon 

 à large col d'environ aSo*^""', fermé par un bouchon de caoutcliouc à trois trous. L'un 

 des trous livre passage à une tige métallique pleine qui supporte une électrode en 

 tôle mince. Dans un autre trou on fait passer un tube à entonnoir. Ce tube pénètre 

 par sa partie inférieure dans le bouchon d'un vase poreux V qui se trouve ainsi sus- 

 pendu à l'intérieur du flacon. Le vase poreux contient la seconde électrode en tôle, et 



un fil de fer glissé dans le tube la met en communication avec le circuit extérieur. 

 Ainsi se trouvent constituées les deux cellules électrolytiques. On y verse une solu- 

 tion de soude à i5 pour loo qu'on recouvre d'une légère couche de pétrole pour l'em- 

 pêcher de mousser. Quand le courant passe, le gaz libéré sur l'électrode intérieure 

 s'échappe par le tube à entonnoir; on fera en sorte que ce soit l'hydrogène. 

 L'oxygène se dégage à l'intérieur du flacon. Pour mesurer son débit, on ajuste dans 

 le bouchon un tube en T dont l'une des branches porte un manomètre à eau, et 

 l'autre un robinet de dégagement à trois voies relié par des tubes de caoutchouc aux 

 deux tiges capillaires (c, c'). 



» 11 faut maintenant faire choix des tubes capillaires. L'un d'eux est un tube témoin 

 qui doit rester à la température ordinaire. Ce sera une simple tige pour thermomètre. 

 L'autre doit être porté dans le foyer; il faut donc le choisir de telle sorte qu'il puisse 

 supporter de hautes températures sans éprouver de déformations permanentes. On 

 peut trouver aisément des tubes de porcelaine dont le diamètre intérieur ne dépasse 

 pas I""". Un tel tube n'est pas encore assez fin, mais, si l'on y engage sur une longueur 

 d'environ 5"" un fil de platine capable d'y glisser à frottement doux, l'espace compris 

 entre le fil et son enveloppe est assez étroit pour réaliser un obstacle capillaire ('). 



(') Il suffit que, pour un débitd'un ampère-oxygène, le tube crée, à la température 

 ordinaire, un excès de pression d'environ 3o""" d'eau. 



