SÉANCE DU 6 JANVIER 1902. 4l 



» L'appareil ainsi constitué a été étndié par comparaison avec un pyro- 

 mètre thermoélectrique de M. Le Chatelier. Le tube capillaire et le couple 

 ont été placés côte à côte dans un four et portés plusieurs fois à des tem- 

 pératures d'environ 1200". J'ai constaté que les mesures de pression et les 

 indications du galvanomètre demeuraient toujours parfaitement concor- 

 dantes. Le pyromètre à viscosité reste donc comparable à lui-même. C'était 

 facile à prévoir: le fd de platine est bien maintenu dans une position inva- 

 riable à l'intérieur de sa gaine de porcelaine. De plus, il s'y trouve constam- 

 ment baigné dans un courant d'oxygène qui le préserve de toute altération. 



1) La comparaison a conduit en outre à un résultat important. Le rapport 



j- variait comme une fonction linéaire de la température. Il résulte de là qu'il 



suffit de déterminer deux points fixes pour connaître complètement la gra- 

 duation de l'appareil. 



» En somme, on a là un pyromètre très commode, précis et sensible, 

 que chaque opérateur peut construire et graduer lui-même. Il semble 

 appelé à rendre des services dans les cas où l'installation d'un galvano- 

 mètre et d'un couple fait défaut. Mais il présente en outre un avantage 

 nouveau : les variations de température étant traduites par des variations 

 de pression, leur inscription est rendue facile. On fera passer dans le 

 voltamètre un courant d'intensité constante, le gaz dégagé sera dirigé d'une 

 façon permanente dans le tube capillaire chaud, et un manomètre enregis- 

 treur relié au voltamètre tracera la courbe des températures. 



» Je me propose de compléter bientôt et d'interpréter ces résultats. 

 Le système capillaire platine-porcelaine, très commode au point de vue 

 pratique, n'est pas assez simple pour l'étude théorique des variations de 

 viscosité. Je la reprends actuellement avec des tubes capillaires cylindriques 

 et d'une seule matière. » 



PHYSIQUE DU GLOBE. — - Sur la i^alcur absolue des éléments magnétiques au 

 i" janvier \ ^01. Note de M. Th. Moureaux, présentée parM. Mascart. 



« J'ai montré récemment (') que le champ magnétique terrestre est 

 troublé à l'Observatoire du Parc Saint-Maur, depuis l'établissement des 

 lignes de tramw^ays électriques à trolley dans la région. Pour la même cause. 



(') Comptes rendus, t. CXXXIII, p. 999; 190T. 

 C. R., 1902, 1" Semestre. (T. CXXXIV, N« 1.) 



