22b ACADEMIE DES SCIENCES. 



» On peut aussi comparer le rôle de cet appareil à celui du thermo- 

 mètre dans la définition et la mesure des températures. 



» Dans un thermomètre, en effet, on utilise les variations inégales de 

 volume de deux corps différents quand la température change, et l'on 

 définit une série de températures par une série de volumes relatifs de !'un 

 de ces corps par rapport à l'autre, par exemple du mercure par rapport au 

 verre. 



» Dans le radiochromomètre, j'ai utilisé les variations inégales de trans- 

 parence de deux corps différents, lorsque la qualité des rayons X change, 

 pour définir une série de qualités de rayons par une série de transparences 

 relatives de l'un de ces corps par rapport à l'autre, par exemple de l'alu- 

 minium par rapport à l'argent. 



» L'échelle de rayons ainsi constituée est toujours comparable à elle- 

 même, dès que l'on a défini les deux corps associés, et leurs épaisseurs. 



» Le choix de ces corps (on pourrait en associer plus de deux, si cela 

 était nécessaire) est indiqué par l'allure des courbes d'isotransparence. 

 J'ai associé l'argent, dont les variations de transparence sont très faibles 

 (région de contraction maximum des courbes) avec l'aluminium, dont les 

 variations de transparence sont au contraire très grandes (région de dila- 

 tation maximum). L'échelle est constituée par les multiples et sous-mul- 

 tiples de l'épaisseur d'aluminium qui équivaut, dans le cas de rayons de 

 dureté moyenne, à l'épaisseur moyenne et presque invariable de l'argent. 

 Pour faciliter les comparaisons, les diverses épaisseurs d'aluminium sont 

 disposées autour de l'épaisseur unique d'argent. 



» Le radiochromomètre est formé d'un disque d'aluminium divisé en douze secteurs 

 dont les épaisseurs vont en croissant de i""™ à 12™™. Le centre de ce disque évidé est 

 occupé par un disque d'argent de o™™,!! d'épaisseur. Les secteurs d'aluminium sont 

 distribués comme les heures d'une montre, ce qui dispense de les numéroter, car on 

 reconnaît immédiatement leur rang par leur place même, l'épaisseur i correspondant 

 à i*", etc., jusqu'à l'épaisseur 12, qui correspond à 12''. 



)) L'appareil se place, soit au-dessus de la plaque radiographique, soit contre l'écran 

 fluorescent utilisé en radioscopie. Sur l'image obtenue dans l'un ou l'autre cas, il y a 

 égalité d'ombre entre le disque centrai d'argent et l'un des secteurs d'aluminium. Le 

 numéro d'épaisseur ou rang de ce secteur constitue le degré radiochromométrique 

 des rayons X employés, et les définit complètement. 



» Ainsi se trouve constituée une échelle de douze degrés (on peut évaluer le demi- 

 degré et même le quart de degré) qui comprend toutes les qualités de rayons X obte- 

 nues et utilisées jusqu'ici. Par exemple, les rayons de dureté moyenne marquent 5" 

 ou 6°, les rayons très durs 9° ou 10", les rayons très mous 2° ou 3". 



» Pour l'observation directe des ampoules radiogènes, leur réglage, leur emploi 



