464 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



C'est là qu'on forme le ménisque, de sorte que l'électromètre peut s'appeler élec- 

 tromèlre à goutte libre. 



)) La goutte émergente est entourée de l'éleCtrolyte L, grâce à une cuvette spéciale 

 formée d'un ballon B à deux tubulures latérales, dont l'une T enveloppe la goutte el 

 permet d'en viser le sommet au microscope, tandis que l'autre tube T', qui peut 



tourner dans son bouchon, sert à vider l'appareil. La grande électrode E est établie 

 sur un fond de mastic M et son diamètre (12"") la rend pratiquement inipolarisable. 

 L'appareil se règle aisément et le ménisque doit être éclairé par une petite source 

 lumineuse placée à proximité et un peu au-dessus, de façon à produire dans le micro- 

 scope deux ou trois franges noires parallèles à l'image du sommet. On met au point 

 pour la frange la plus voisine du ménisque, ce qui donne le maximum de netteté. 



» Pour mesurer des forces électromotrices, on emploie comme d'habitude le com- 

 pensateur de M. Bouly et une pile constante. 



» J'emploie, par commodité, une pile qui ne nécessite aucune manipulation. C'est 

 un vaste élément, genre Latimer Clark, contenu dans un vase à précipiter de section 

 de 2''"'. Le mercure est dans le fond, surmonté du sulfate mercureux, et de l'amal- 

 o-ame de zinc pâteux est renfermé dans un vase étroit noyé dans le sulfate de zinc à 

 l'état de solution saturée à la température de la salle d'expériences. 



)) La constance, parfaite sur 10* ohms au moins, tient à la grande surface du 

 mercure et à la faible résistance qui facilite la dépolarisation. 



» II. Voici les premières données relatives à l'électromètre à goutte 

 libre. Je l'ai d'abord employé dans les conditions ordinaires, avec du 

 mercure pur et de l'acide siilfurique étendu au {. 



» 1° Dans ces conditions l'image du ménisque se déprime nettement 



pour une force électromotrice intercalée de 33^4 'voit. Par exemple, avec 

 une goutte de diamètre i"""la dépression apparente est d'environ ,- de mil- 

 limètre pour un grossissement de 100. 



» 2° Pour des forces électromotrices croissantes les dépressions du 



