534 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Crookes; 3° la quantité d'électricité Q^ libérée dans le gaz par la radiatioi 

 et que l'on recueillerait dans un champ infini : la différence entre Q et Qj 

 étant due à la recombinaison des ions. 



» La théorie indique entre ces quantités la relation suivante, indépen- 

 dante de la répartition initiale de l' ionisation dans le gaz, 



(t) !Q = l„oY,+i^ 



)) La quantité Q„ ne pouvant être obtenue directement, j'ai mesuré les 

 quantités Q et Q' recueillies dans deux champs différents produits par 

 les charges c; et c' = ma. La valeur de £ résulte de l'élimination de x entre 

 les équations 



» Un procédé graphique simple permet d'effectuer rapidement cette 

 opération. Les quantités Q, Q', a, n' figurant par leurs rapports, aucune 

 mesure absolue n'est nécessaire. 



- » La relation (i) suppose la quantité Q„ assez petite par rapport à a pour 

 que la présence des ions dans le gaz ne modifie pas sensiblement le champ. 

 Un calcul tenant compte de cette modification donne, pour l'erreur relative 



qui en résulte sur la mesure de s, une valeur inférieure à -^ dans le cas 



d'une répartition initiale uniforme. La correction reste donc inférieure au 



centième tant que Qp ne dépasse pas j- 



)) IL Les quantités Q,, libérées par deux décharges consécutives dans 

 un tube de Crookes n'étant jamais identiques, même après qu'on a sup- 

 primé complètement, ainsi que j'ai réussi à le faire, l'étincelle de rupture 

 du primaire de la bobine, j'ai dû mesurer sur une même décharge les quan- 

 tités Q et Q', ou plutôt Q et Q— Q, car l'erreur relative sur s est sensi- 

 blement l'erreur relative sur Q' — Q, et il importait de mesurer directe- 

 ment cette quantité par une méthode différentielle. 



» Enfin, la différence Q'— Q étant toujours petite par rapport à Q 

 (inférieure au dixième) et plus encore par rapport à n, il m'a fallu aug- 

 menter la sensibilité en passant de la mesure de Q et c à celle de Q' — Q. 



» III. Ces conditions sont réalisées par la disposition suivante : 



» Deux appareils ÂBCD, A'B'C'D' {/ig- i) reçoivent simultanément les rayons de 

 Rontgen provenant du tube de Crookes T. Les lames métalliques AB, A'B', entourées 

 d'anneaux de garde, peuvent être reliées à l'électromètre E par l'intermédiaire de 

 condensateurs à capacité variable LM, L'M' destinés à faire varier la sensibilité. 



