74^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



du phosphore et des rayons de Rontgen ou de Becquerel, j'ai songé à em- 

 ployer une substance radioactive à l'extrémité d'un conducteur isolé en 

 communication avec l'électroscope. Le dispositif auquel je me suis arrêté 

 après maints essais, avec les conseils de M. P. Curie, et au moyen duquel 

 les courbes présentées ont été oblenues, consiste en chlorure de baryum 

 et de radium étendu et non agglutiné dans une enveloppe en clinquant 

 d'aluminium hermétiquement close suivant un rectangle de 5'""Xi'"",5 et 

 portée à l'extrémité d'une tige de laiton de 2™ de longueur isolée sur un 

 disque de soufre tourné et poli. 



» Ainsi enfermé dans une enveloppe aussi transparente que possible 

 aux rayons de Becquerel, la substance radifère a fonctionné par le vent et 

 la pluie sans rien perdre de son action comme collecteur. Les courbes de 

 variations obtenues par ce procédé avec l'électroscope enregistreur sont 

 constamment (du moins dans les limites des indications de cet instrument, 

 soit : 5o à 200 volts) comparables dans leurs détails à celles qui ont été 

 fournies simultanément à l'Observatoire de Lyon par l'électromètre 

 Mascart relié à un collecteur à écoulement d'eau dont l'extrémité était au 

 même niveau à i™,5o de distance horizontale. Lorsque le potentiel devient 

 négatif, pendant la pluie par exemple, l'électroscope idiostatique fournit 

 une courbe encore comparable à celle de l'électromètre, mais de même 

 sens qu'une variation positive, après avoir toutefois marqué la déviation 

 minimum correspondant au zéro. 



» Dispositif d'enregistrement. — Le dispositif enregistreur que j'ai adopté con- 

 siste à recevoir sur un tambour pliotograpliique horizontal, à travers une fente très 

 fine, l'image, sombre et agrandie par un objectif, des feuilles d'aluminium de l'élec- 

 troscope éclairé par derrière au moyen d'un faisceau à peu près parallèle de lumière 

 faible. La difficulté d'enregistrement résidait dans l'extrême minceur des feuilles. 

 L'artifice consiste à donner une légère inclinaison à la boîte de l'électroscope par 

 rapport à l'axe optique de l'appareil, ou à obtenir un léger froissement de l'extrémité 

 inférieure des feuilles qui se projettent ainsi, au niveau de la fente, avec évidemment 

 moins de netteté, mais sous une épaisseur reconnue nécessaire à l'obtention d'une 

 image pendant le temps minimum de pose que l'on doit pratiquement réaliser. A son 

 intersection avec la fente, l'image projetée de l'électroscope fournit à chaque instant 

 trois points représentant l'image fixe de la lame axiale et, de part et d'autre, l'image 

 mobile de chacune des deux feuilles. L'écart linéaire des deux images mobiles donne 

 la mesure de la déviation, qu'une graduation enregistrée permet d'exprimer en volts. 

 Cette graduation s'opère en faisant plonger le collecteur dans un vase cylindrique 

 conducteur isolé et porté, au moyen d'une pile, à des potentiels déterminés. On peut, 

 dans un appareil fixe ou suspendu sans oscillations, reporter toute la netteté sur 

 l'image d'une seule feuille et, dans les mêmes conditions, on pourrait enregistrer les 

 déviations de la feuille unique d'un électroscope hétérostatique. 



