SÉANCE DU 26 MAI 1902. I2o3 



» Voici les résultats provetKuit de !a comparaison de ce pyromètre à 

 absorption avec un couple platine-platine rliodié, placé dans un four 

 à résistance de platine ( ') : 



Verre roii^e. 

 I(couple). (pyromètre). 



» Il résulte de ces mesures que la loi de Wien est vérifiée dans ces 

 limites; la température absolue est donnée, en lumière rouge, par la for- 

 mule 



, loooo X 17 .80 



184.7 — (^ 



d étant le déplacement en millimètres donné au prisme, et en lumière 



verte par 



. 10 000 X 11.71 



77-8 -f/ 



)) Les déplacements obtenus par l'arc ont été de 91' 

 et 49°"" en lumière verte, ce qui conduirait à 3867° dans le premier cas 

 et 3897" dans le second. 



>) ]'ai pensé d'abord que cette divergence avec la valeur 3:'(90° donnée 

 par la loi de Sléfan pouvait provenir des impuretés des charbons de la 

 lampe que j'employais. 



» De nouvelles mesures ont donc été faites tant en chaleur qu'en 



à ol'-jôSo; jaune vert, 01^,072 à o(^, .555; et verte ot^, 523 à of-, 5i2. L'adjonction d'un 

 verre vert ordinaire supprime la bande rouge et atténue beaucoup la dernière bande 

 verte. On peut admettre que la mesure porte sur o!^-, .562. 



(') La matière réfraclaire de ce four est du corindon artificiel aggloméré par un 

 silicate alcalin très étendu. Cette matière a les avantages suivants : elle résiste très 

 bien aux. températures élevées, se comporte par elle-même déjà comme un corps noir, 

 et n'attaque pas le platine comme les terres riclies en silice. 



