SÉANCE DU 9 JUIN 1902. l387 



pycriomètre ou par le dosage du chlore, ce qui ne demande qu'une petite 

 quantité d'eau, il est possible de réduire le volume des bouteilles. 



» Le dispositif adopté est représenté parles deuN. figures ci-contre. Dans une mon- 

 ture à hélice, semblable à celle des thermomètres à renversement, et qu'on fixe sur le 

 câble au moyen de deux pinces à vis, on voit, d'une part, la bouteille ouverte en posi- 

 tion de descente; d'autre part, la même, remontant fermée et renversée. La bouteille 

 est un cylindre de 25'™ de lonç sur 4'-- de diamètre, terminée par un robinet a chaque 

 extrémité. Les deux robinets sont accouplés par une tige le long de laquelle peuvent 

 se mouvoir deux cupules, destinées à recevoir un thermomètre à renversement. La 

 bouteille contenant 3i5-'', et qui est à renversement autour d'un axe situé à «0» Ije^s 

 Inférieur, est tenue dans la position de départ par un prolongement de l'axe de 1 hé- 

 lice A la descente, l'eau traverse la bouteille, l'hélice bute contre un arrêt dont on 

 peut ré-ler la position. Quand le thermomètre s'est mis en équilibre à la protondeu r 

 voulue on relève le câble, l'hélice en tournant libère la bouteille après un parcours 

 qu'on peut régler; la bouteille bascule et ses deux robinets se ferment d'autant mieux 

 que le thermomètre les aide dans ce sens par son poids tout en se renversant lui- 



même. 



„ 11 est évident qu'on peut fixer sur le même câble autant qu on voudra de ces 

 bouteilles, et qu'on peut remplacer l'hélice par le système du messager. Le pre- 

 mier procédé a cet avantage que toutes les bouteilles sont indépendantes les 

 unes des autres. On peut aussi faire, sur ce même modèle, des bouteilles d'une capa- 

 cité quelconque. 



,, Un essai de huit bouteilles en série verticale a été fait à bord de la 

 Princesse- Alice, au large de Monaco, le i3 avril. Seule, la bouteille la plus 

 voisine de la surface, et qui n'était pas ajustée convenablement, n'a pas 

 fonctionné. Toutes les autres, espacées de 200- en 200™, out donné un 

 échantillon d'eau et la température correspondante ( ')- » 



M. J. Séverin adresse une Note « Sur la préparation du baryum ». 



M. Adad adresse un travail intitule : « Théorie de l'Électricité ». 



M. Gustave Le Bon adresse une Note intitulée : « Action dissociante 



(.) Le modèle décrit ici ne pèse pas 2"., il est construit par MM Léger et Taffe a 

 Monaco. Cette bouteille, qui ressemble par sa disposition à celle de M. Bnchanan, dif- 

 fère de toutes les bouteilles connues par son mode de fonctionnement, c est-a-dire par 

 le procédé du renversement qui lui a été applique. 



