SÉANCE DU l6 JUIN 1902. i^S'j 



eaux de ruissellement absorbées est tout aussi précaire dans les terrains 

 crayeux que dans les calcaires ordinaires. Avec la même facilité, le trans- 

 port des germes pathogènes peut s'y effectuer par les diaclases qui y 

 drainent et concentrent des infiltrations plus ou moins souillées à l'exté- 

 rieur. 



» Il me semble superflu d'insister sur l'intérêt que présente cette con- 

 sidération, à propos des sources qui ont été captées par la ville de Paris 

 dans les diverses régions crayeuses de l'Avre, de la Vanne et de la Dhuis. » 



PHYSIQUlî APPLIQUÉE. — PJiotomctre physiologique. 

 Note de M. G. -M. Stanoiévitcii, présentée par M. Janssen. 



« Dans une Communication précédente {Comptes rendus, t. CXXXIII, 

 n° 6), nous avons décrit un photomètre basé sur le principe d'une quan- 

 tité d'énergie lumineuse minimum ; ce photomètre a l'avantage de ne pas 

 avoir besoin d'un étalon lumineux pendant les mesures. La disposition 

 convient bien pour les sources lumineuses d'une intensité un peu faible, 

 telles que les lampes à incandescence, becs de gaz, etc. 



» S'il s'agit de sources très intenses, telles que les lampes à arcs, on 

 pourrait se servir du même appareil, en augmentant le nombre de verres 

 dépolis qui se trouvent à l'extrémité dirigée vers la source lumineuse. 

 Pourtant, la disposition suivante des mêmes éléments convient mieux pour 

 ce genre de mesures. 



» La partie oculaire de l'appareil, avec sa lentille convergente et les ouvertures de 

 différentes formes, reste la même; seulement, le diaphragme iris est remplacé par un 

 diaphragme à ouverture fixe (de imm-2mm)_ l^ partie dirigée vers la source lumi- 

 neuse est changée de façon que, derrière le verre dépoli, on place une lentille con- 

 vergente, d'une longueur focale de 5™ à io"°; le diaphragme iris, avec son tambour 

 divisé, est alors placé immédiatement derrière cette lentille. Le diaphragme à ouver- 

 ture invariable, qui occupe déjà le foyer de la lentille de la partie oculaire de l'ap- 

 pareil, doit occuper en même temps le foyer de cette seconde lentille. 



» Le seul élément variable de l'instrument c'est l'ouverture du diaphragme iris: la 

 clarté de la lumière qui, de la source lumineuse, tombe sur le diaphragme invariable- 

 ment, est proportionnelle à l'ouverture du diaphragme iris, c'est-à-dire au carré de 

 son diamètre. En fermant plus ou moins le dia])hragme iris, on laisse tomber sur le 

 diaphragme invariable des quantités de lumière différentes, nécessaires pour faire 

 apercevoir les différentes ouvertures qui se trouvent devant la loupe de la partie 

 oculaire de l'appareil. 



>i Cette nouvelle disposition du photomètre a cet avantage sur l'appareil décrit pré- 



