— 73 — 



Ripetuta però 1' esperienza e per molte volte in 

 animali di minor mole , non ci riuscì di ottenere le 

 favorevoli risultanze che avevamo argomento di aspet- 

 tarci. Una prima difficoltà presentavano i grumi che 

 si formavano nel sangue che veniva a contatto del mer- 

 curio , ed a questo inconveniente abbiamo cercato di 

 rimediare, col riempire di mercurio, soltanto una par- 

 te del tubo A sostituendo a questo nella porzione su- 

 periore una soluzione alcalina. Ci si affacciò anche il 

 dubbio, che le imperfette risultanze dipendessero da 

 ciò che il sangue dovendo mettere in moto una certa 

 massa di mercurio , una parte della sua velocità ve- 

 nisse convertita in lavoro, ed andasse così sottratta al 

 risultato finale. Una correzione opportuna per ovvia- 

 re a questa causa di errore sarebbe stata quella di 

 diminuire la massa del mercurio; abbiamo perciò co- 

 struito un apparecchio piìi piccolo, mercè del quale 

 si ebbero infatti risultanze migliori, cioè una velocità 

 di poco inferiore a quella ottenuta coli' emodrometro. 

 Non ne fummo però punto paghi, ma ci è rimasta la 

 convinzione, che mentre l' apparecchio in teoria avreb- 

 be dovuto opportunamente agire , la imperfetta sua 

 costruzione e probabilmente la non raggiunta com- 

 pleta chiusura dei due tubi A e B fosse la causa della 

 sua deficienza pratica. 



Fedeli al principio, che una determinazione riesce 

 tanto più esatta, quanto minori sono le correzioni che 

 si devono fare, abbiamo rinunziato a codesto metodo, 

 che però crediamo suscettibile con opportune modi- 

 ficazioni di coi-rispondere allo scopo che ci eravamo 

 proposti ; e, guidati sempre dal suaccennato principio, 

 abbiamo imaginato un secondo apparecchio che qui 

 ci facciamo a descrivere, col quale abbiamo ottenuto 



