— 269 — 

 se gli archi fossero espressi in frazioni di x — Ovvero 



<:= -- - ( are cos are cos — ) 



180 \ a a J 



essendo i valori degli archi dati dalle tavole espressi 

 in gradi sessagesimali. 



Osservazioni sulle diverse partì dell' appareechio 



11 reostata A era un ottimo ponte di Wheatstone, 

 costruito dall'Edelmann di Monaco, secondo le indica- 

 zioni del Wiedemann. (1) Il filo rq era di platino iridato. 

 Prima di adoperarlo si è esaminato se le lunghezze 

 indicate sulla scala fossero proporzionali alle resi- 

 stenze, e si è trovato che lo sono quasi perfettamente. 



Il galvanometro O era una bussola a specchio 

 e scala fornitami dallo stesso Edelmann (2). 



Essendoché la chiusura in ki durava un tempo 

 molto piccolo ( uno o due centesimi di un secondo ) 

 era necessario che la bussola fosse molto sensibile. 

 Ottenni ciò astatizzando la calamita quasi completa- 

 mente per tentativi, con un secondo magnete, posto 

 al disotto di essa. La sua sensibilità era tale da per- 



(1) Die Lehre v. Galv. 2. Auf. p. 252. 



(2) I diversi apparecchi, clie mi han permesso di eseguire 

 queste ricerche, e che sono i soli apparecchi di misura che 

 possiede il laboratorio di fisica di questa Università, sono stati 

 acquistati coi fondi del Consorzio Universitario. Io sento il 

 bisogno di cogliere questa occasione, per ringraziare i Chiari 

 Signori^ cui è affidata la direzione di detto Consorzio, per le 

 somme che han creduto di votare in favore del laboratorio di 

 fìsica, e che mi han reso cosi possibile l'esecuzione di qualche 

 lavoro sperimentale. 



ATTI ACC. VOL. XIV 38 



