72 



quotient, A der Winkel des Prismas, jy die Brennweite der Ob- 

 jectivlinse des Fernrohrs, a der Neigungswinlvel der optischen 

 Axe des Fernrohrs gegen die Normale der nachsten Prismenflache, 

 (i der diesen Wiukel als Einfallswinkel entsprechende Brechungs- 

 winkel. Nach dieser Gleichung wird der Parameter desto grosser, 

 die Kriimmung also desto geringer, je grosser die Brennweite der 

 Objectivlinse des Fernrohrs, je kleiner der Brechungsquotient und 

 je kleiner der brechende Winkel des Prismas ist. Der Parameter 

 endlich wird ein Maximum fur jenen Werth von /3, welchen die 

 (irleichung 



liefert. Von den drei reellen Wurzeln dieser Gleichung kann 

 wegen gewissen, von /3 zu erfiillenden Bedingungen jedoch nur 

 eine Anwendung finden. Sin fi darf namlich nie grosser als - 

 sem, da a me grosser als 90" sein kann, und dann darf /3 nicht 

 kleiner als der sich aus ^i Sin (A — ^) = I ergebende Werth sein, 

 weil fiir kleinere /3 schon eine totale Reflexion an der zweiten 

 Prismenflache eintritt. Auch negative Werthe von /3 sind aus- 

 geschlossen. Bei Prismen mit grosseren brechenden Winkeln und 

 grosseren Brechungsquotienten tritt dieses Maximum schon in 

 der Nahe der Totaheflexion ein, wesshalb man diese giinstigste 

 Stellung des Prisma's bei Spectralapparaten nicht leicht ein- 

 halten kann. 



Fiir die bei Spectralapparaten gobranchlichste Minimum- 

 stellung des Prismas ist die Form einer Spectrallinie 



2- = — X. 



{ii- — ]) Sin -^- 



Je grosser bei einem Spectralapparat die Anzahl der Prismen 

 ist, desto mehr weichen auch die Spectrallinien von der geradeu 

 Linie ab. 



Durch Anwendung von Fernrohren mit Objectivlinsen von 

 grosser Brennweite und Ocularen mit starker Vergrosserung, so- 

 wie von Collimatorlinsen mit ebenfalls grosser Brennweite ist man 

 im Stande, die nie ganzlich zu beseitigende Kriimmung der Spec- 

 trallinien, wenn auch auf Kosten der Intensitiit, auf ein Minimum 

 zu bringeu. 



Wird einer Commission zuffewiesen. 



