U)l 



Herr Professor Stefan uberreicht eine Abhandlung: ^.Ueber 

 einen neuen Fallapparat", von Herrn F. Lippich, Professor am 

 Joanneuni in Graz. 



Urn die Fallgesetze an eineni voUkommen frei fallenden 

 Korper niit hinreichender Genauigkeit und unter Beniitziing sehr 

 massiger Fallliohen durch. einen einzigen Versuch demonstriren 

 zu konnen, wurde ein Princip zur Construction des Apparates in 

 Anwendung gebracht, welches, wie es sich spater zeigte, im 

 Wesentlichen schon von Laborde zu einem ahnlichen Zwecke 

 beniitzt wurde, in der gegenwartigen Form jedoch eine grossere 

 Genauigkeit und allgemeinere Anwendbarkeit gewahrt. 



Ein elastischer Stab, vertical aufgestellt, tragt senkrecht zur 

 Schwingungsebene einen Arm, an welchem ein feiner Schreibstift 

 befestigt ist. Vor diesem Stab befindet sich zweckmassig auf- 

 gehangt eine mit berusstem Papier bespannte Schiene so, dass 

 sie den Schreibstift mit ihrem unteren Ende leise beriihrt und 

 ihre Ebene der Schwingungsebene parallel steht. Wahrend der 

 Stab schwingt, wird die Schiene im geeigneten Momente, etwa 

 dann, wenn der Stab die Gleichgewichtslage passirt, frei fallen 

 gelassen, und es zeichnet der Schreibstift in der Russschichte 

 sofort eine wellenformige Curve, aus der auf leicht ersichtliche 

 Weise die Fallgesetze entnommen werden konnen. 



Bei einem ausgefiihrten Apparate betrug die Lange der 

 Schiene und somit die ganze Fallhohe etwa 1 Fuss, die Schwin- 

 gungsdauer des Stabes wurde so regulirt, dass etwas mehr als 

 6 Schwingungen auf die ganze Lange der Schiene gingen. Das 

 Gesetz, nach welchem die Wege mit den Zeiten wachsen, konnte 

 aus erhaltenen Curven mit einer durch andere Apparate nicht 

 erreichten Genauigkeit ersichtlich gemacht werden. Aus drei 

 Curven wurde im Mittel die Acceleration fiir Prag 9 "8075 Meter 

 gefunden, wahrend der nach der ublichen Formel berechnete 

 Werth 9 '8101 ergibt. Die Messungen der Weglangen waren 

 hiebei, den zu Gebote stehenden Hilfsmitteln entsprechend, keines- 

 wegs so genau, als sie es beziiglich der Zeichnung der Curve 

 hatten sein konnen. 



Mit dem construirten Apparate wurde es auch versucht, den 

 Einfluss des Luftwiderstandes auf die Bewegung ersichtlich zu 

 machen , wofiir das angewendete Princip besonders geeignet 

 scheint, weil es auch iiber den Vorgang beim Beginne der Be- 

 wegung Aufschluss zu geben vermag. Bei einer Widerstands- 



