Il calore specifico dell' acqua 



più altri quattro normali che ci servirono nelle determinazioni sus- 

 sidiarie , e quattordici calorimetrici , portanti lo zero , e divisi in 

 cinquantesimi di grado , col grado ampio più di trenta millimetri , 

 ( costruiti dal Baudin di Parigi ) e da lui divisi in parti di uguale 

 capacità : oltre questi termometri , in una serie di determinazioni, 

 abbiamo pure adoperati quattro termometri calorimetrici, a cinquan- 

 tesimi di grado, costruiti dal fu Geissler di Bonn, ed uno di Ton- 

 nelot, diviso in centesimi di grado, il quale servì più che altro pel- 

 le basse temperature. 



Quasi tutti i termometri erano già stati costruiti da oltre tre anni 

 avanti al principio dei nostri studi ; alcuni anzi erano di data an- 

 che più antica, per cui la posizione dello zero (a zero) non varia- 

 va più sensibilmente col tempo: la variazione era inferiore ad 7-^- 

 di grado, per ogni mese, nel primo anno in cui s'intrapresero queste 

 esperienze; oggi, che siamo alla fine , si è ridotta inferiore al r— ^ 

 di grado (per un mese) e per alcuni termometri è affatto nulla. 



Termometri normali 



I quattro termometri normali in vetro duro, a, b, e, d, erano 

 stati costruiti dal Tonnellot di Parigi secondo le norme prescritte 

 dal Bureau internazionale di pesi e misure di Sevres; erano divisi 

 a decimi di grado, colle divisioni di uguale lunghezza. (1) 



I primi due a e b, portavano tutta la scala, da — 6° a +- 103°, 

 ed avevano il grado lungo 5 millimetri circa : gli altri due e e d 

 erano muniti di due serbatoj intermedi, in questi la divisione pro- 



1I1 Vedansi le memorie sulla termometria nei Travato et mémoires du bureau Internatio- 

 nal des poids et mesures, Paris GautMer Villars. 



A. E. Guillaume, Tratte pratigue de la termometrìe de prieision. Taris, 1889. 

 Vedansi segnatamente le importanti memorie : 



Ch. Ed. Guillaume, Étitdes thermometrigues; Travaux et mémoires du bureau internatio- 

 noi etc-, T. V. parte I. A. III. 



Pernet. Travaux et mémoires t. 1° p. B; 



ChaPPUIS, Ktudes sur le thermométre à gaz et compara isons des thenuométres à memi re 

 avec les thermométres et gaz; Travaux et mémoires etc., t. VI. ìsss. 



Max Thiesen. Verchleichungen roti Quecksilberthermometem (Metronomische Beitr&ge, n. 3, 

 Berlin issi). 



E. I. Mills, Ttesearches on thermometry Trans, roy. soe. of. Edinburgh, t. XXIX pag. 567, 

 anno 1880. 



Thorpe e Rììcker, Vitti. Mag. 5* s. t. XII pag. 1-184. 



Kowlani). On the mecanical eguivalent of Heat : Cambridge, 1880. 



