// calore specifico dell'acqua 



cedeva da — 5° a 4- 38°; quindi da -+- 64° a -+• 66° fra il primo 



e il secondo serbatoio, ed infine fra -t- ( .>7" a -+- 102° dopo il se- 

 condo serbatoio : i gradi erano in ciascheduno di ugual lunghezza, 

 (circa hi millimetri). 



Per ciascuno di questi termometri fu prima verificata 1' equi- 

 distanza dei tratti della divisione , che fu trovata giusta. Di poi 

 si procede al calibraggio , coi metodi stessi praticati dal Bureau 

 internazionale di Sevres ; vale a dire che per i termometri normali 

 a, b. si procede dapprima ad una divisione in cinque parti, e poi 

 al calibraggio di due in due gradi, infine si ricalcolò una seconda 

 approssimazione della divisione in cinque parti : costruimmo così 

 per ciascheduno dei termometri, una tavola delle correzioni di ca- 

 libro. ' procedente di decimo in decimo di grado. 



Invece, coi termometri e e d aventi due ampolle intermedie , 

 venne fatta la suddivisione in tre parti , il calibraggio della parte 

 inferiore [ — 2°, -f- 38°] di due in due gradi ; i punti vicini a (56° 

 ed a 100° furono determinati con colonne speciali. 



Coefficienti di pressione— Intervallo fondamentale —Posizione dello zero. 



Il coefficiente di pressione esterna fu determinato per ciasche- 

 dun termometro con un apparecchio quasi identico a quello de- 

 scritto dal sig. E. Guillaume, nella sua memoria Etudes thermomé- 

 triques ( T. V. dei Travaux et mémoires du Bureau international 

 des poids et mesures , Parigi 1886, pag. 26). Così pure fu deter- 

 minato più volte avanti di cominciare le nostre determinazioni . lo 

 intervallo fondamentale , seguendo il metodo stesso indicato nella 

 memoria sopra citata. 



Per le correzioni dello zero , noi ci siamo assicurati . che i 

 termometri, già costruiti da lungo tempo , avevano gli zeri a zero 

 (cioè dopo lunghissima immersione nel ghiaccio) quasi invariabili ; 

 le variazioni mensuali erano inferiori al millesimo di grado : 



La posizione dello zero dopo lungo soggiorno del termometro 

 in un ambiente a zero fu determinata annualmente; le correzioni 

 dello zero dopo che il termometro era stato mantenuto per un certo 



