Il calore specifico dell' acqua 



tempo ad una temperatura t (sempre inferiore a + 35° nelle nostre 

 misure) fu calcolato pei termometri Tonnellot in vetro duro, serven- 

 dosi dei dati forniti dalle memorie sopra citate del sig. Guillaume (1). 



Per i termometri fabbricati con diverse specie di vetro fu fatto 

 uno studio speciale, di cui rendiamo conto in una nota che fa se- 

 guito alla presente memoria. 



Così, per ciascheduno dei termometri in vetro duro avevamo 

 compilate quattro tavole di correzioni. 



l. a Per le correzioni di calibro. 



-2. a Per le correzioni di pressione esterna. 



3. a Per le correzioni di pressione interna (il termometro aven- 

 do la posizione verticale nelle nostre determinazioni). 



4. a Per le correzioni d'intervallo fondamentale (2). 



5. a Un' ultima correzione doveva portarsi alla lettura dei no- 

 siri termometri per ridurli al termometro a gaz. 



Quest'ultima correzione venne fatta al termometro normale a 

 ( che fu studiato nel 1886 al Bureau International des poids et me- 

 sur-es di Serres, dal chiarissimo Sig. Dottor E. Guillaume mercè 

 la gentile intercessione del compianto D. Brock direttore di quel- 

 l'Istituto, ) col mezzo della tavola dedotta dai confronti del M. Chap- 

 puis. dei termometri in vetro duro col termometro ad azoto. 



Il termometro normale b e così pure quello d furono confron- 

 tati a Firenze nel 1885 col termometro ad aria, dal Prof. Bartoli; il 

 confronto fu minutissimo, per tutti i gradi compresi fra 0° e + 35°; 

 infine il termometro <l fu confrontato a Baltimora, nel 1886 dal- 

 l'illustre Prof. Bowland , il quale ebbe la compiacenza di parago- 

 narlo lungamente coi suoi termometri normali 6163, 6165, 108954, 

 6166, 108947, 7316, da lui già studiati e paragonati col termo- 

 metro ad aria, nel suo notevole lavoro per la determinazione del- 

 l'equivalente meccanico del calore (3). 



il» Vedasi anche E. (U'illaume, Traile pratigue de. la thermométrie de precisimi, Paris 

 1887, (iautliier-Villars. 



i_'i Per brevità tralasciamo di trascrivere queste tavole; ritenendo .sufficienti gli esempi che 

 seguono :i pag. 11-15. 



(3) Kiiwlanii, Onthe mechanical equivalent of beat, Cambridge 1880; e Appendix 

 containing the comparison with DR. Joules's thermomefcr. Il Baudin Gititi servì appunto al 

 Rowland, per .studiali' il termometro di Joule. 



Sentiamo qui il dovere di ringraziare pubblicamente l' illustre Prof. Rowland. 



