// calore specifico dell' acqua 



senti dai difetti che talvolta si riscontrano anche nei termometri di 

 prezzo. Immersi in una massa di acqua indicavano la stessa tempe- 

 ratura sia che inizialmente fossero stati più freddi o iati caldi; ri- 

 scaldandoli o raffreddandoli, il mercurio saliva e scendeva senza 

 salti e con regolarità , erano affatto privi di aria, e mai la colon- 

 na si è spezzata dopo il riscaldamento; la calibrazione era buona, 

 e le correzioni addizionali piccolissime. 



I termometri come si è detto erano di fabbricazione assai an- 

 teriore al principio delle nostre esperienze per cui nel ghiaccio 

 fondente, (dopo lunghissimo soggiorno), lo zero rimaneva costante, 

 od almeno le variazioni mensuali dello zero a zero, erano picco- 

 lissime, (dell' ordine del millesimo di grado). 



Lo zero a zero, cioè dopo lunghissimo soggiorno nel ghiaccio 

 fondente, fu determinato annualmente; negli intervalli si ammet- 

 teva che i piccolissimi spostamenti fossero proporzionali ai tempi. 



Fu determinata per ciaschedun termometro la depressione del- 

 lo zero corrispondente ad ogni temperatura fra 0° e 38° ; le po- 

 sizioni dello zero venendo determinate, mercè il cannocchiale mu- 

 nito di oculare micrometrico del catetometro costruito dal Miller 

 di Innspruck ; la depressione corrispondente a ciascheduna tem- 

 peratura veniva per ogni termometro dedotta da una curva em- 

 pirica (1). 



Nella tavola III (bis) abbiamo trascritto le depressioni dello ze- 

 ro pel termometro G (Baudin, 1)160) per gli altri si veda la nota 

 che fa seguito a questa memoria (2). 



Fu pure determinato il coefficiente di pressione , servendoci 

 degli stessi apparecchi impiegati coi termometri normali. 



Riconosciuto che la calibrazione dei termometri era abbastanza 



ili Ter determinare lo zero abbiamo sempre adoperata neve, lavata prima con acqna stilla- 

 ta, e poscia irrorata di acqua stillata. Compara Ch. E. Guillaume, Traiti pratique de In tker- 

 tnometrir tir precisimi, l'uris ISSO pag. US. 



I'khnkt. Sur la manière d'éliminer darà l'évaluation des temperatura , Vinfluence de la 

 variatìon des points fixes des thermomètres a mereure; 



Trematati et Mèmoires du Bureau internaUonal des poids et mesvres T. 1 p. B. 12 e 13. 



(2) Iìartoli e Stracciati: Studi termometrici. 



